LA PRESSION. 



129 



mens. Bien construit et bien employé, il permettrait de faire en 

 quelques années la carte topographique des fonds aussi soi- 

 gneusement qu'on a fait celle des continents. 



Il ne nécessite pas de cordes, de bobines, il fonctionne sans 

 cesse, il suffit de le lire pour savoir au-dessus de quel fond on 

 se trouve comme il suffit de lire un baro- 

 mètre pour savoir sous quelle pression 

 d'air on est placé. 



Il est fondé sur ce principe que l'attrac- 

 tion que la terre exerce sur un corps est 

 proportionnelle à la densité des couches 

 situées au-dessous de ce corps. Un poids 

 qui pèse un kilogramme sur terre ne pèse 

 plus le même poids exactement sur mer, 

 même à pareille latitude, et cela tout sim- 

 plement parce que l'eau est moins dense 

 que les roches. 



Sur terre l'attraction est exercée par 

 une colonne de rochers d'une densité 

 égale à 2,750; sur mer, elle est exercée 

 par la même colonne moins une colonne 

 variable d'eau salée de densité égale à 

 1,026. Or cette colonne c'est justement la 

 profondeur qu'on cherche. 



Le batfiomètre est formé d'un tube 

 d'acier assez long (fig. 70) fermé par une 



large membrane d'anéroïde très sensible. 



Fig. 70. — Bathométre de 

 Siemens. 



Le tout est rempli de mercure. Pour que 

 la membrane ne se crève pas elle est sou- 

 tenue en son milieu par un piton, maintenu lui-même par de 

 solides ressorts à boudin. 



En haut, le tube est fermé et terminé par un tube capillaire 

 roulé en spirale et plein d'huile. Quand la pesanteur du mer- 

 cure augmente, il pousse sur la pellicule d'anéroïde et l'enfonce, 

 l'huile le suit et descend dans le tube capillaire, le contraire a 



Reg.nard. 9 



