LA. CHALEUR. 



279 



Él\ 



fin. i| 



m 



ticulum en forme cF ampoule. Supposons qu'on retourne le ther- 

 momètre. La colonne se rompra en A et tombera en R. C'est 

 la hauteur de cette colonne, qu'on lira dès lors à l'envers, qui 

 indiquera le degré de température. 



Elle est du reste d'un calibre assez petit 

 pour que les variations de longueur qu'elle su- 

 bira à la remontée, si elle rencontre des couches 

 chaudes, soient tout à fait insignifiantes. 



Tout le mécanisme consistera donc à faire 

 retourner le thermomètre au moment voulu. 



On a employé pour cela plusieurs procédés. 



Dans le plus simple, le premier employé, le 

 thermomètre était attaché sur une planchette 

 liée au câble de la sonde. La rapidité de la 

 chute du plomb était telle que la planchette ne 

 la suivait pas, le thermomètre restait droit 

 (fig. 136). 



Quand on relevait le plomb, la planchette 

 tombait (fig. 137) et le thermomètre se trouvait 

 par ce fait môme retourné. 



C'était bien simple, mais que d'accidents 

 pouvaient survenir? Un arrêt dans la descente, 

 un simple ralenlissement suffisaient pour re- 

 tourner le thermomètre prématurément et un 

 instrument excellent se trouvait donner des 

 résultats déplorables. 



L'amiral Magnaghi proposa un procédé beau- 

 coup plus simple. 



Le tube de cuivre qui contient le thermomè- 

 tre T est contenu dans un cadre en cuivre A Fig. i35. — Ther- 



/r> «oo\ Ti j. • X 1 1 momètrc Negretli 



(hg. 138). 11 peut pivoter dans ce cadre. et Zambra. 



En haut se trouve une hélice qui, en tour- 

 nant, se visse elle-même sur la plaque D qu'elle finit par tra- 

 verser. Son prolongement s'enfonce dans l'armature du thermo- 

 mètre qu'elle tient redressé. 



