LE MILIEU RESPIRABLE. 



33r 



ballons sont en communication par un tube d'ébonite T percé 

 de nombreux trous. Enfin, au robinet R, et dans l'intérieur du 

 ballon P, se trouve adaptée une soupape en caoutchouc de De- 

 nayrouse. On sait que sous les pressions les plus formidables 

 ces soupapes tiennent d'autant plus 

 qu'elles sont plus pressées. 



L'appareil étant ainsi disposé, on 

 commence par fermer le robinet R, 

 puis on adapte le robinet R' à la ma- 

 chine pneumatique à mercure qui 

 fait partie, comme on va le voir bien- 

 tôt, de notre appareil d'analyse. En 

 un coup de pompe, le vide est fait 

 dans les deux ballons dont les parois 

 s'appliquent énergiquement tune con- 

 tre l'autre. On ferme le robinet R', la 

 bouteille de caoutchouc ne contient 

 par conséquent absolument rien. 



On la suspend alors au fil de sonde 

 F (fig. 172) et on la descend dans la 

 mer. Quand on est arrivé au point 

 voulu, on envoie du bord l'anneau de 



fonte A qui passe autour de la bouteille, s'accroche au levier L 

 et l'abaisse brusquement ; la bouteille est ouverte. 



Le ballon P, en caoutchouc épais, se dilate violemment et se 

 remplit complètement d'eau, P' au contraire reste flasque. On 

 remonte alors l'appareil, et si l'eau contenue en P augmente de 

 volume, si elle dégage des gaz abondants, tout cela va se loger 

 en P' qui se distend au fur et à mesure des besoins. Il est en- 

 tendu qu'à la remontée le clapet de Denayrouse C se ferme 

 énergiquement par le simple poids de l'eau qui est au-dessus ; 

 je me suis assuré qu'il tenait en effet absolument. On a pesé la 

 bouteille avant le départ, on la pèse au retour, la différence des 

 deux poids représente l'eau ramenée, on ferme alors le robinetR, 

 on abouche R'avec le ballon vide de notre appareil d'analyse, 



Fig. 171. — Schéma de la bou- 

 teille eu caoutchouc de P. Re- 

 gnard, représentée au moment 

 où on la descend dans la mer. 



