404 tk ME DANS LES EAUX. 



durée de Texpe'rience la tension et les compositions gazeuses 

 de l'appareil. 



Yeiit-on faire une expérience, on place, dans le condensateur 

 D de Tacide carbonique, 500 centimètres cubes d'une dissolu- 

 tion de potasse titrée; dans le réservoir 0, 500 centimètres 

 cubes d'oxygène pur à zéro ; dans le récipient, 7 litres d'eau de 

 Seine aérée, dont on a déterminé la composition gazeuse. Alors, 

 on introduit dans l'eau du récipient les animaux de poids et de 

 volume connus; on ferme hermétiquement, et l'on établit les 

 communications respectives des ajutages delà plaque-couvercle. 

 On note la pression barométrique et la température de l'appareil 

 qui forme alors une cavité close, de capacité déterminée, et le 

 moteur est mis en mouvement. 



L'expérience dure un ou plusieurs jours, et, en général, on 

 l'arrête lorsque les animaux ont consommé les 500 centimètres 

 cubes d'oxygène du réservoir. L'opération terminée, on note de 

 nouveau la pression et la température, et on analyse l'air et 

 l'eau de l'appareil. On connaît, en outre,' la quantité d'oxygène 

 pur qui a passé du réservoir dans l'appareil. L'analyse du liquide 

 potassique contenu dans le flacon C fait connaître la quantité 

 d'acide carbonique absorbé. On connaît donc ainsi très exacte- 

 ment les quantités d'oxygène, d'azote et d'acide carbonique que 

 contenait l'appareil au début et à la fin de l'expérience, et par 

 suite on possède tous les éléments nécessaires pour déterminer 

 rigoureusement : 1° la quantité d'oxygène consommée par l'ani- 

 mal ; 2° la quantité d'acide carbonique exhalée. 



L'appareil que nous venons de décrire, et qui se trouve figuré, 

 a, depuis lors, subi quelques modifications de détail, mais qui ne 

 touchent pas au principe général qui a guidé sa construction. 

 C'est ainsi que son installation au vivier de Concarneau a néces- 

 sité la modification suivante au dispositif décrit. 



La pression de l'eau, qui constituait notre force motrice, 

 nous faisait absolument défaut. Nous avons donc fait construire 

 un moteur d'horlogerie à la fois assez puissant, assez régulier 

 cl à marche assez longue pour remplacer le moteur de Bourdon. 



