

LA LUMIERE. 



pile au sélénium S, construite comme cela est indiqué dans tous 

 les traités de physique, est placée dans une boîte de cuivre H 

 parfaitement étanche et fermée par une glace (fig 103). Cette 

 boîte est pendue à une patte d'oie en fil d'acier très fin et aboutit 

 à un fil de sonde F divisé de mètre en mètre par des rosettes 

 de drap rouge. Pour que la boîte, lestée par le boulet de fer P, 

 ne subisse aucune pression et ne se brise pas quand on Tim- 

 merge, elle est munie, comme la plupart de nos appareils, d'un 

 ballon compensateur B. 



Un système de boulons isolateurs fabriqués en fibre et en. 

 ébonite permet à un câble marin C, dont les deux fils sont par- 

 faitement isolés, de pénétrer dans la boîte et de se mettre en 

 rapport avec les pôles de la pile au sélénium. 



Ce câble a une longueur de 250 mètres, il permet donc de 

 faire l'expérience à une distance assez grande du bord de la 

 mer. 



On ne peut en etïet s'écarter beaucoup de la terre ferme, car 

 il faut, de toute nécessité, que le galvanomètre très sensible 

 dont on va se servir soit à terre dans une chambre obscure. 

 Les mouvements d'un navire ne permettraient aucune lecture. 



La pile aussitôt, après son enroulement, présentait une ré- 

 sistance de 5000 ohms. Aussitôt après avoir été desséchée à 

 200 degrés elle avait une résistance de 250 000 ohms. Après 

 son refroidissement elle avait une résistance de 3 100 000 ohms. 

 L'isolement des lames de cuivre était donc excellent. 



Quand on eut placé le sélénium entre les spires, la résistance 

 tomba à 1 640 000 ohms. Devant un bec de gaz papillon, à 

 iO centimètres environ de lui, elle devint 680 000 ohms et 

 350 000 seulement à la lueur du ciel éclairé. 



Nous avions donc un instrument d'une grande sensibilité. 



Il fallait le mettre en rapport avec un galvanomètre. 



Pour cela, dans une chambre obscure, se trouve une table 

 solide, une paillasse en brique autant que possible. 



Sur cette paillasse (fig. 104) se trouve disposé un galvanomètre 

 Thomson Ga dont le miroir est dirigé par un aimant faible A. 



Regxard. 14 



