342 LA VIE DANS LES EAUX. 



de l'acide carbonique) et par la combustion avec l'hydrogène 

 pur (dosage de l'oxygène). 



Avec son apparente complication, cet appareil permet d'aller 

 quatre fois plus vite qu'avec celui de Jacobsen. Les résultats 

 sont beaucoup plus certains, l'eau passe directement de la mer 

 dans le ballon analyseur: il n'y a pas le moindre contact avec 

 l'air permettant, soit un dégagement de gaz, soit une dissolu- 

 tion de l'air atmosphérique. Si le ballon est de grande capacité, 

 on peut faire cinq ou six analyses de suite, sans le vider, tout 

 simplement en ajoutant le nouveau liquide par dessus celui 

 qu'on vient d'épuiser de ses gaz ; enfin on est certain chaque 

 fois qu'on a bien tous les gaz contenus dans l'eau. 



Seulement, l'appareil comme nous venons de le décrire peut 

 bien fonctionner à terre, mais il serait tout à fait imprudent 

 de l'installer à bord d'un navire. Le roulis le mettrait de suite 

 hors d'usage. Le mercure se renverserait sans cesse ; de plus, 

 le baromètre se penchant à chaque inclinaison du navire, le 

 mercure ferait bélier et viendrait choquer sur le robinet à trois 

 voies qui, étant en verre, serait brisé du premier coup. 



Nous avons donc dû faire une modification à la pompe de 

 façon à la rendre très portative et même pratique à bord d'un 

 navire (fig. 176). 



Une grande barre de fer, de la grosseur du doigt, est attachée 

 au plafond de la cabine où l'on opère ; elle est terminée par un 

 poids G, très lourd (20 kil.), elle oscille donc en même temps 

 que le bateau, mais très lentement. Une planche est fixée vers 

 son milieu et sur cette planche se trouve tout le mécanisme 

 de la pompe, c'est-à-dire la chambre barométrique R, la cuvette 

 r et le tube gradué ï. Un petit robinet, terminé par le tube de 

 caoutchouc L, permet de vider l'excès de mercure de la cuvette 

 quand celle-ci se trouve un peu trop pleine. Le robinet à trois 

 voies est supprimé, il est remplacé par deux pinces en fer PP' qui 

 saisissent des tubes de caoutchouc à vide, et les ferment ou les 

 ouvrent suivant qu'on veut mettre le baromètre en communi- 

 cation avec la cuvette ou avec le ballon analyseur. Cette dispo- 



