ASEPSIE ET ANTISEPSIE ff.9 



compresses de 12 centimètres carrés et des tampons 

 de gaze hydrophile destinés à remplacer les éponges, 

 pour étancher le sang, laver la plaie ou garnir les ca- 

 vités. 



Le récipient et la gaze auront été stérilisés à" l'auto- 

 clave de Ghamherland, à une température de 120°, pen- 

 dant une demi-heure. 



Cet autoclave se com- 

 pose d'un cylindre de 

 cuivre à paroi épaisse, 

 muni d'un couvercle per- 

 mettant une occlusion 

 hermétique, d'iui panier 

 de toile métallicpie des- 

 tiné à recevoir les objets 

 à désinfecter, d'un ma- 

 nomètre, d'un robinet de 

 purge et d'une soupape 

 de sûreté (fig. 69). 



Pour s'en servir, on 

 verse au fond du cylindre 

 une quantité d'eau dont 

 la hauteur reste infé- 

 rieure de quelques mil- g-;-ip;^'| 

 limètres au fond du pa- 

 nier métallique. 



On y dispose les objets 

 à stériliser, puis on ferme 



exactement le couvercle au moyen de forts boulons 

 répartis sur tout son pourtour. 



On allume les becs de gaz situés sous l'autoclave, et 

 on a soin de laisser le robinet de purge ouvert, afin que 

 la vapeur, au fur et à mesure de sa production, chasse 

 tout l'air contenu dans l'appareil, ce dont on est averti 

 quand un jet de vapeur s'en échappe. 



.>' ....iilUlIl'Ill! 



FiG. 6'J. — Autoclave. 



