20 MESURE Di TEMPS 



un petit électro-aimant E (|ui peut attirer, chaque fois 

 qu'un courant y passe, une petite plaque de fer doux p\ 

 cette plaque est retirée en arrière, quand le courant ne 



passe plus, par un ressort antagoniste /". 

 11 en résulte, à chaque passage et à 

 chaque interruption du courant, un 

 mouvement de la plaque. Celle-ci porte 

 ç-Çc^ une petite plume a qui vient tracer 

 FiG. 14. — Schéma du signal cliacun de SCS mouvcments sur un 



de Depretz : fc ^' bornes du i- i • rr< 



signal ; E éioctro-aimant : cjlmdre enregistreur, lout ce petit 



p plaque de fer doux : r 



ressort antagoniste ; <7 plu- appareil est supporté par une tige à 



me du signal. ^ ^ ^ ^_ " 



crémaillère, qui permet de l'avan- 

 cer et de le reculer (fig. i5). 



Supposons maintenant, les deux cuvettes étant en com- 



FiG. 15. — .Signal de Deprctz : C électro-aimant; A plaque de l'er doux; R ressort anta- 

 goniste ; B vis servant à graduer la tension du ressort. 



< 



munication, que notre métronome fasse une oscillation 



double en une seconde: chaque fois qu'une de ses 



pointes plongera dans sa cu- 



' î î^ ,. , _J I I I I I I I 1 



vette, c est-a-dire toutes les 



demi-secondes, le courant sera 

 envoyé dans le signal, la pla- 

 que de fer doux se déplacera 

 et entraînera la plume qui 

 viendra marcpier un trait sur 

 la surface du cylindre. En enlevant la tige de commu- 

 nication entre les deux cuvettes, ce ne sera qu'une fois 



FiG. Iti. — Tracé du métronome enre- 

 gistreur avec un signal do Depretz: 

 1 les pointes ne fout qu'effleurer le 

 mercure ; 2 elles y plongent quelque 

 temps. 



