VÉIilFICATIOX, SENSIBILITÉ, RÉGLAGE i.^ 



à l'aide d'une douille qu'immobilise une vis de pression : 

 nous indiquerons plus tard quelles sont ses parties acces- 

 soires. 



VÉRIFICATION, SENSIBILITÉ, REGLAGE. Avant d'eill- 



ployer un tambour, il faut s'assurer : i° qu'il ne présente 

 pas de fuites; ?.° que sa membrane de caoutchouc jouit 

 bien de toute son élasticité. 



Pour s'assurer que le tambour est étanche, on souille 

 dedans à l'aide d'un tube en caoutchouc que l'on pince 

 ensuite : le levier doit rester dévié. 



Pour vérifier le deuxième point, on laisse la plume 

 du tambour tracer une ligne sur le cylindre qui tourne 

 au-devant d'elle, le tambour étant d'abord au repos; 

 puis on souffle brusquement dans le tambour, et le levier, 

 un instant dévié, doit revenir exactement à sa position 

 primitive, la deuxième ligne tracée doit être exactement 

 superposée à la première. 



Le tambour est d'autant plus sensible que l'extrémité 

 de la plume subit de plus grands déplacements pour lui 

 môme soulèvement de la membrane. On règle la sensi- 

 bilité par les rapports des bras de levier, soit en allon- 

 geant ou en rac(^ourcissant la plume, soit en rapprochant 

 ou en éloignant du point fixe la glissière citée plus haut. 

 11 est parfois nécessaire d'avoir une très grande sensi- 

 bilité; dans d'autres cas, on doit modérer l'amplitude 

 des oscillations de la plume. 



On donne au tambour enregistreur son maximum de 

 sensibilité en tendant sans traction la membrane de caout- 

 chouc qui le recouvre : de cette façon, il obéit aux mou- 

 vements les plus légers de l'explorateur. 



Les modifications que l'on apporte à la sensibilité font 

 déjà partie du réglage. 11 faut s'assurer aussi qu'à l'étal 

 de repos, l'air conteini dans l'appareil est bien à la pres- 

 sion atmosphérique. Si la membrane est, soit gonflée, 



