8 MÉTHODE GRAPHIQUE 



breux tracés, pendant une expérience de longue durée, 

 sans aucune interruption. 



La diversité des types d'appareils usités aujourd'hui 

 a des inconvénients incontestables. Il est certain que le 

 tracé d'un même mouvement enregistré sur deux cylindres 

 de même rayon, mais animés de vitesses différentes, est 

 tout à fait différent. Il en sera de même avec deux cylin- 

 dres de diamètre inégal animés de la même vitesse. Les 

 physiologistes auraient donc intérêt à choisir un diamètre 

 étalon. Quant aux vitesses, il est bien souvent utile, pour 

 l'analyse d'un phénomène, d'en pouvoir varier facilement 

 la rapidité, svirtout en physiologie comparée ou générale. 

 Le mieux serait alors, avec un diamètre étalon pour tous 

 les cylindres, d'indiquer toujours la vitesse employée. 



NoiRCissAGE DES CYLINDRES. — Lcs Cylindres qu'on 

 emploie dans les appareils enregistreurs sont métal- 

 liques et leurs sections perpendiculaires à l'axe sont rigou- 

 reusement circulaires et égales, de manière que, sur 

 toute leur longueur, la plume de l'instrument enregis- 

 trant appuie toujours avec la même force pendant la 

 rotation. 



Pour prendre des tracés, on recouvre le cylindre d'une 

 feuille de papier blanc appli(|uée bien exactement sur sa 

 surface et dont on colle les bords. Il serait possible d'ins- 

 crire directement sur le papier blanc avec une j)lume 

 encrée, c'est ce que l'on fait souvent pour les mouve- 

 ments lents; mais, dans la grande majorité des cas, on se 

 sert d'une pointe sèche et d'un papier glacé, peu combus- 

 tible et enduit d'une couche de noir de fumée. Pour le 

 préparer, on suspend le cylindre sur un support et, tout 

 en le faisant tourner lentement, de la main gauche, on 

 promène au-dessous, ave<- la main droite, très réguliè- 

 rement et toujours de gauche à droite, la ilamme fuli- 

 gineuse d'un rat de cave. Quand on esl arrivé à l'extré- 



