70 ASEPSIE ET ANTISEPSIE 



On ferme alors le purgeur, afin de faire monter la 

 pression. 



Lorscpie le manomètre marque lao", soit une atmo- 

 sphère, on ouvre violemment le purgeur pour détendre 

 la vapeur et chasser Tair qui est encore resté emprisonné 

 dans les tissus à stériliser. 



Cette manœuvre doit être répétée deux ou trois fois 

 lorsqu'il s'agit de désinfecter des étoffes, de<8 masses 

 serrées de pansements. 



en . VEHOIN . C 



Fia. 70. — Seringue et diverses canules. 



Quand Tautoclave renferme des liquides, il ne faut plus 

 l'ouvrir après que la pression intérieure a monté, autre- 

 ment ceux-ci, entrant brusquement en ébullition, seraient 

 projetés en dehors des récipients. 



L'autoclave permet la stérilisation des instruments, 

 mais il a l'inconvénient de les faire rouiller. Il est sur- 

 tout utile pour la stérilisation des liquides, de la gaze 

 et des seringues. 



Ces dernières sont construites d'une manière spéciale 

 pour su|)porter une température de 120°. 



Celles de Debove et autres (fig. jo) sont entièrement 

 démontables, munies d'un piston en amiante et d'aiguilles 

 de platine iridié, ce qui permet de les stériliser à la 



