'2-26 CIRCLLATIOX DAXS LES VAISSEAiX 



minces; les variations de volume de celle-ci se tra- 

 duisent par l'intermédiaire d'une chambre à air en rela- 

 tion avec un tambour , au moyen des mouvements de son 

 levier. Inutile de dire que le graphique obtenu avec cet 

 instrument n'a aucune relation simple de grandeur avec 

 la valeur de la pression en centimètres de mercure ; il 

 ne la mesure donc pas comme le kymographion, mais on 

 peut la déduire delà lecture de l'échelle du manomètre. 



Mesure clinique de la pression. — Cliniquement, 

 la pression peut être mesurée sans ouvrir l'artère. On 

 place sur cette artère un réservoir à mercure sur lequel 

 est exercée une pression lue sur un manomètre en rela- 

 tion avec le réservoir. On tàte, d'autre part, le pouls: 

 quand il n'est plus sensible, c'est que la pression sur 

 l'artère contrebalance celle du sang; on n'a plus à ce 

 moment qu'à lire la pression sur le manomètre. 



Sphygmoscopes. — La pression sanguine peut être 

 enregistrée directement à l'aide d'instruments appelés 



sphygmoscopes (fi g. 219). 

 Ce sont de petits doigts 

 de gant en caoutchouc 

 mince dans lesquels ar- 

 rive un tube que l'on in- 

 troduit comme une canule 

 dans l'artère. Le doigt de 

 gant est enfermé dans un 

 cylindre rigide bouché, à l'une de ses extrémités, par 

 la surface du caoutchouc lui-même et, à l'autre, par un 

 bouchon muni d'une tubulure étroite conjuguée avec un 

 tambour enregistreur. Quand le sang pénètre dans le 

 doigt de gant, il le gonfle; la pression augmente dans 

 le tube rigide, et cette augmentation de pression est 

 transmise au tambour. 



FiG. 219. — Spliygmoscopes. 



