26-2 SAXG 



modèles : un des meilleurs est relui qui présente une 

 rainure entourant la petite cupule du porte-objet, des- 

 tinée à recevoir un peu d'eau poiu* entretenir la satura- 

 tion de l'air. Pour faire l'observation, la chambre humide 

 doit être à la température de l'animal : on la place à cet 

 effet sur une platine clianffante (fig. 242). 



Cette dernière consiste en une petite caisse rectangu- 

 laire pleine d'eau et percée en son centre d'un trou pour 

 l'observation. Elle peut être chauffée à une température 

 déterminée, grâce à un régulateur (fig. 242). 



-100 



Numération des globules. — Les globules sanguins, 

 les hématies surtout, sont en nombre très considérable, 

 plusieurs millions par millimètre cube. Pour pouvoir les 

 compter, il faut donc recourir à un artifice, car la numé- 

 ration directe serait impossible. 



Voici un des nombreux procédés mis en usage : 



On commence par diluer le sang, d'une façon 

 aussi homogène que possible, en faisant usage 

 d'un mélangeur. Celui-ci consiste en un tube en 

 forme de pipette renflée en son milieu. Dans 

 le renflement est emprisonnée une petite boule 

 de verre. Le tube porte deux graduations, i 

 et 100, indiquant que le deuxième volume est 

 100 fois plus grand que le premier (fig. 243). 



Ayant piqué légèrement l'animal sur lequel 

 on veut faire la numération, on aspire rapi- 

 dement le sang dans le tube jusqu'à la divi- 

 FiG. 243. — sion I ; ensuite, on aspire iusqu'à la division 



Pipette des- 1 J i 



tinée à di- loo dans une solution de sulfate de soude à 



mer le sang 



m6iitio"n ^ pour loo. Cela fait, par une agitation rapide, 

 lest ^'°''"" le mélange est brassé parfaitement dans la 



partie renflée du tube. 

 Les premières gouttes, mal mélangées, étant expulsées, 

 on en laisse tomber une seule sur le compte-globules 



