IIÉMATOSCOPE D'HÉyOCqUE -27:1 



à l'aide de solutions titrées d'hémoglobine; nous en 

 décrirons deux, Phématoscope d'Hénocque et l'hémo- 

 chromomètre de Malassez. 



HÉMATOscoPE d'Hénocque. — Cet appareil se com- 

 pose d'une lame de verre sur laquelle on place quelques 

 gouttes du sang à examiner. On recouvre ces gouttes 



FiG. 240. — Hématoscope d'Hénocque. 



avec une deuxième lame, légèrement oblique par rap- 

 port à la première; l'épaisseur de sang comprise entre 



j" SL 



ad. 



n.._..„^_^„ 



Lu s t 



FiG. 250. — Coupe de l'hématoscope : Is lame supérieure, // lame inférieure, s sang. 



les deux est donc variable (fig. a49, aoo). La position 

 étant donnée par des repères, l'appareil ainsi constitué 



<^^ /r^' 2C 30 H' 50 00 



iiiiiiiii 



iiiihiii 



nul :iii 



IMlIllll 

 15 14- 13 12 11 10 9 8 7 6 54 



Fig. 251. — Plaque d'émail de l'hématoscope. 



est alors placé sur une plaque d'émail (fig. aSi) por- 

 tant des chiffres tracés d'avance, que l'on aperçoit à 

 travers la couche sanguine. Plus cette couche est 



