HÉMOrilHOMOMÈTRE DE MALASSEZ ST.'i 



compose d'un spectroscope monté comme un micro- 

 scope et mobile latéralement (fig. a53) sur une échelle 

 graduée. On examine le spectre du sang contenu entre 

 les deux lames sous des épaisseurs variables, en fai- 

 sant mouvoir latéralement le spectroscope. Arrive un 

 moment où les deux bandes de Thénioo-lobine ont la 

 môme largeur en longueur d'onde, ce dont on se rend 

 facilement compte en projetant sur le spectre une 

 image de micromètre. A l'œil, elles paraissent inégales, 

 celle de droite plus large que celle de gauche, mais 

 elles correspondent toutes deux à 20 millionimètres ; de 

 plus, elles ont la même intensité. A ce moment, on note 

 la division de l'échelle à laquelle correspond l'index 

 porté par le spectroscope. Une table donne la teneur en 

 hémoglobine. 



HÉMOCHROMOMÉTRE DE ]Malassez. — Cet appareil colo- 

 rimétrique permet d'examiner le sang à analyser dilué 

 «u 7^,, sous des épaisseurs variables, et de comparer sa 

 teinte à une teinte étalon. 

 On a, d'un côté de l'appa- 

 reil, un tube fermé par un 

 verre coloré de teinte dé- 

 terminée, de Fautre côté 

 un autre tube fermé par 

 une glace incolore au-des- 



Co^ 



Ou 



Fig. 254. — Schéma de riiômoohromomètre 

 de Malassez : co verre coloré, eu cuvette 

 oh l'on met le sang dilué, / imapre. 



SOUS duquel on peut mon- 

 ter ou descendre, à Taide 

 d'une crémaillère, une pe- 

 tite cuvette à fond de glace contenant le sang dilué. A 

 l'aide d'un appareil optique spécial, les images des deux 

 tubes sont vues sous forme de deux demi-cercles juxtapo- 

 sés, ce qui facilite la comparaison des teintes. On fait mon- 

 ter ou descendre, à l'aide de la crémaillère, la cuvette 

 mobile, ce qui diminue ou augmente Fépaisseur de sang 



