■290 SAXG 



dans un ])e{' Bunsen ;'>° d'un diaphragnio dont une moitié 

 est lil)re, l'autre recouverte d'une lame de quartz demi- 

 onde, c'est-à-dire retardant la marche de la lumière d'une 

 demi-ondulation; '.)" d'un tube de longueur déterminée 

 fermé par deux glaces et dans ItHjuel on met le Ii(jui(le à 

 examiner; 4" d'un analyseur, nouveau |)risme de nicol qui 

 peut tourner sur lui-même et être mis dans n'importe 

 quelle position par rapport au premier ou j)olariseur; 

 5° d'un oculaire par lequel on regarde la flamme du bec 

 Bunsen. Un vernier se déplaçant sur un cercle gradué, 



L^ 



/l 



II 



E 



O 



BO- 



Eu 



~>_ 



FiG. 265. — Schéma du polarimètre : L lentille pour la lecture du vernier, O oculaire et 

 analyseur, E tube pour les liquides, Pc polariseur et diaphragme, F flamme. 



quand on tourne le polariseur, permet de lire l'angle de 

 rotation. 



Quand le o du vernier correspond au o du cercle gra- 

 dué et qu'on a interposé le tube plein d'eau, en regar- 

 dant le bec Bunsen on doit voir les deux moitiés du dia- 

 phragme également colorées en jaune. Si cela n'était pas, 

 après avoir mis l'instrument au point en avançant ou 

 reculant l'oculaire, on tourne une petite vis placée sous 

 ce dernier. Si en tournant on voit les diff'érences de teinte 

 s'accentuer au lieu de diminuer, on tourne en sens iuA erse 

 jusqu'à égalité parfaite. 



Ceci fait, le tube étant vidé de son eau, celle-ci est 

 remplacée ])ar la solution à doser et on regarde à nou- 

 veau. Une moitié du chamj) est jaune, l'autre noire. 

 On fait alors, avec le ])ignon (jui commande l'analyseur. 



