362 (II A LEUR A. M MALE 



caoutchouc avec un oazomètre. On a donc deux oazo- 

 mètres correspondant chacnin à une des enceintes : ces 

 deux gazomètres suspendus sur l'eau sont équilibrés 

 aux deux extrémités d'un fléau de balance. 



Tant que Tair est à la même température dans les 

 deux enceintes, l'équilibre persiste et le fléau de 

 la Ijalance est horizontal; mais supposons que la tempé- 

 rature s'élève d'un côté, l'air échauffé augmente de 

 pression et vient soulever le gazomètre correspondant, 

 d'où inclinaison du fléau. Si celui-ci porte un stylet se 



déplaçant sur un cylindre 

 enregistreur, on obtiendra 

 une courbe. Cette courbe 

 montera d'autant plus vite 

 et d'autant ])lus haut, qu'il 

 y aura eu dans lui temps 

 donné plus de calories rayon- 

 nées dans l'enceinte. Arrive 

 un moment néanmoins où 

 il y a équilibre entre la chaleur produite dans l'en- 

 ceinte et celle rayonnée par sa paroi; à ce moment, la 

 ligne devient horizontale (fig. .îoijj. 



Cet appareil est très commode pour comparer la cha- 

 leur rayonnée par deux animaux. Chacun d'eux est placé 

 dans l'une des enceintes et le gazomètre est soulevé du 

 côté de l'animal qui rayonne le plus. 



On peut graduer ce calorimètre empiriquement, en 

 mettant à rayonner dans l'une des enceintes un réci- 

 pient plein d'eau, à une température donnée et d'un 

 poids donné. On suit la marche de la baisse de la tem- 

 pérature et on note le point correspondant de la courbe. 

 Il est à remarquer que le même nombre de calories 

 dégagées ne donne pas une courbe identique, entre des 

 températures difl'érentes, par exemple entre 4o et 35" et 

 20 et ij°. 



Fig. 303. — Courbe calorimétrique. 



