CALORIMÈJHK A AIR :16.1 



Pour la graduation de cet appareil, il esL prélérable d'em- 

 ployer une source constante de chaleur : on se sert avec 

 avantage d'un fil de platine rougi par un courant électri- 

 que, dont on peut déterminer facilement le rayonnement. 



Le calorimètre différentiel de d'Arsonval doit être placé 

 dans un milieu à température uniforme et aussi con- 

 stante que possible. Il faut éviter qu'un courant d'air ou 

 des radiations de l'extérieur ne viennent frapper un des 

 cylindres à l'exclusion de l'autre; le voisinage d'un nuir 

 plus froid ou plus chaud ({ue le milieu and)iant j)eut 

 troubler aussi l'équilibre d'un des cylindres. A^ant de 

 commencer une expérience , il faut toujours s'assurer 

 que le manchon à air des cylindres n'est pas j^ercé, ce 

 (|.ui est facile en raréfiant l'air intérieur et en s'assurant, 

 au moyen d'un petit manomètre, que le vide relatif se 

 maintient. L'appareil marchant à vide doit tracer une 

 ligne droite. 



Le rayonnement d'un animal ne se fait pas exactement 

 suivant la loi de Newton, car il dépend beaucoup de 

 l'état de ses vaisseaux périphériques et le système ner- 

 veux vasomoteur joue un grand rôle dans cet état. A 

 température égale, un animal dont les capillaires 

 cutanés sont en vasodilatation se refroidira beaucoup 

 plus vite, parce qu'il rayonne bien davantage. 



L'état de nudité de la peau joue aussi un rôle inq)oi-- 

 tant : à la même température, un animal rasé rayonne 

 beaucoup plus qu'un animal auquel on a conservé sa 

 fourrure et se refroidit également plus vite dans un 

 milieu à température plus basse que lui. 



La démonstration est facile à faire; on prend deux 

 lapins de même poids, dont l'un est rasé, et on les place 

 dans les deux enceintes du calorimètre de d'Arsonval :1e 

 gazomètre est soulevé du coté de l'animal rasé. 



n. Mel/iode indirecte. — Cette méthode est basée sur 



