Voll den elementaren Lebenserscheinunuren. 



271 



einer in seiner Nähe befindliclien Magnetnadel angezeigt wird. Für den 

 Nachweis ganz schwacher elektrischer Ströme dienen besonders empfind- 

 liche Apparate, der „Multiplicator'' und das „Galvanometer'% deren 

 Magnete schon bei den feinsten Strömen einen Ausschlag geben. Der 

 Multiplicator besteht aus einem leicht beweglich aufgehängten 

 „astatischen Nadelpaar'', d. h. zwei horizontalen Magnetnadeln, die 



befestigt sind, dass der Nordpol der 



beide parallel übereinander 



einen über dem Südpol der anderen liegt. In der Nähe der unteren 

 Magnetnadel ist der Draht des Stromkreises zu einer Rolle von 

 ausserordentlich vielen Touren aufgewickelt, so dass, wenn ein Strom 

 hindurchgeht, jede einzelne Windung in gleichem Sinne ablenkend 

 auf die Magnetnadel wirkt. Die obere Magnetnadel befindet sich 

 über einer in Grade eingetheilten Scheibe, so dass man hier die Ab- 

 der Magnetnadel messen kann (Fig. 121). Beim 



Rin 



so 



lenkung 



Galvano- 

 ges, der an 



meter (Fig. 122) hat der Magnet die Form eines 

 einem Coconfaden in dem Holilraum der windungsreichen Drahtrolle 

 ist, und an dem Ringe ist ein kleiner Spiegel befestigt, 

 alle Bewegungen des Ringes mitmacht (Fig. 122,3 u. ys). In 

 einiger Entfernung von dem. Apparat steht ein Fernrohr, an dem sich 

 eine Scala befindet, deren Spiegelbild man bei genauer Einstellung durch 

 das Fernrohr im Spiegel des Galvanometers beobachtet (Fig. 122 y). 

 Die geringte Ablenkung des Magnetrings zeigt sich daher im Fern- 

 rohr durch eine Verschiebung des Spiegelbildes der Scala an. Nach 

 dem Umfang dieser Verschiebung kann man die Stärke des elektrischen 

 Stromes und danach empirisch die Grösse der Erwärmung des thermo- 

 elektrischen Elements, oder besser einer ganzen Säule von thermo- 

 elektrischen Elementen berechnen und so die feinsten Temperatur- 

 veränderungen feststellen, die ein lebendiges Gewebe erfährt. Bei 



hat es sich herausgestellt, dass bei 



aufgehängt 

 der 



derartigen 



Untersuchungen 



• / /-■' ' 'f ■ '," ', 



mDBUHnniiniu 



Fig. 123. Duloxg's Wassercalorimeter. Kasten mit doppelter Wand. In dem 

 breiten Räume zwischen beiden "Wänden befindet sieh Wasser, durch das in Schlangeu- 

 windungen ein Rohr nach dem Innern des Kastens läuft, um von aussen her bei D 

 dem Thiere, da;* sich im Kasten befindet, Luft zuzuführen und die verbrauchte Luft 

 durch i)' wieder abzuführen. Bei T \x. T befinden sich Thermometer. Nach RoSENTHAL. 



