270 



Drittes Capitel. 



peratursteigerung der Zuckerlösung erzeugt, die unter günstigen Be- 

 dingungen mehr als 14 '^ C. betragen kann. 



Um feinere T emperaturveränderun gen festzustellen, be- 

 sonders an den Geweben der poikilothermen Thiere, reicht die rohe 

 Methode der Temperaturmessuug mit dem Thermometer nicht aus, 

 und man hat sich daher der feineren Methode der thermoelektrischen 

 Temperaturmessung bedient. Bekanntlich wird in einem thermoelek- 

 trischen Element, das aus zwei verschiedenen, an einem Ende mit- 

 einander verlötheten Metallstücken (am besten Neusilber und Eisen 

 oder Antimon und Wismuth) besteht, durch die gerinste Erwärmung 

 der Löthstelle eine elektrische Spannung erzeugt. Verbindet man 

 daher die beiden freien Enden der Metalle durch einen Draht, so dass 

 ein geschlossener Kreis entsteht, so kann man von ihnen einen 

 elektrischen Strom ableiten, dessen Vorhandensein durch die Ablenkung 



Fig. 122 ß. 



Fig. 122,3. Das Stativ allein mit dem Maguet- 

 riiig in der Mitte, der oben mit einem kleinen 

 Spiegel in Verbindung steht, welcher alle 

 Bewegnn<;en des in einem Gehäuse aufge- 

 liängten Magnetrings mitmaclit. Niich Cyon. 



Fig. 122 Y- I V'ersnclisanordnung für eine 

 thermoelektrisclie Messung. a , f Thernio- 

 elektriselie Nadeln, die einerseits durcli den 

 Draht h, andrerseits durcli den Dralit ö, mit- 

 einander verbunden sind, welclier letztere 

 um den Magnetring m mit dem Nordpol ii 

 in Windungen lierumgeht. Der Magnetring m ist au einem Coconfaden c aufgehängt 

 und fest mit einem Spiegel s verbunden. Vor dem ^lagnetring befindet sich ein 

 Maguet-itab M mit dem Nordpol iV in einer solchen Entfernung, dass der Magnetring 

 sich eben grade noch nach Norden einstellen kann. D;üier genügt eine ausserordentlich 

 geringe Stromintensität, um ilin aus seiner Lage abzulenken. Vor dem Galvanometer 

 befindet sich oAn Fernrohr F mit einer Seala A'Ä", deren Spiegelbild der Beobachter B 

 in dem Spiegel S des Galvanometers beobachten kann , so dass er jede Bewegung des 

 Spiegels resp. des Magnetrings an der Verschiebung des Spiegelbildes der Seala wahr- 

 nimmt. // und /// Verschiedene Formen thermoelektrischer N;ideln. o Neusilber, 



f Eisen. Nach Landois. 



Fig. 122 Y- 



