428 



Fünftes Capitel. 



werden kann. Dieser 



ganze 



Nebenschliessung 



Apparat wird als iNeoenscnjiessung in 

 den Stromkreis eingeschaltet, in dem sich das Präparat befindet, in 

 der Weise, dass von der Stromquelle die beiden Poldrähte zu der 

 Messingleiste und von dort zwei andere Drähte zum Präparat geleitet 

 werden. Sind nun die Verbindungsstücke der Metallklötze sämmtlich 

 zwischen die Klötze eingefügt, so dass die Messingleiste eine Con- 

 tinuität bildet, so haben wir denselben Fall wie in Fig. 198. Es 

 geht also durch den kleinen Kreis ein starker Strom, weil hier wenig 



Widerstände sind, während durch den 

 grossen Kreis nur ein sehr schwacher 

 Strom fliesst, da hier das Präparat einen 

 beträchtlichen Widerstand bietet. Wir 

 können nun aber mittels unseres Appa- 

 rats in bequemster Weise den geringen 

 Strom, der durch den Präparatkreis geht, 

 verstärken, indem wir die Widerstände 

 in dem Kreise der Nebenschliessung er- 

 höhen, und das erreichen wir, indem wir 

 den Schieber zunächst immer weiter und 

 weiter hinabschieben, so dass 

 eine immer grössere Strecke 

 Rheochorddrahtes durchlaufen 

 an einer Skala zu messen ist. 

 können wir die Widerstände 

 verstärken, indem wir nach 



der Strom 

 des ersten 

 muss, die 

 Dann aber 

 noch mehr 

 und nach 



auch noch die Verbindungsstücke zwi- 

 schen den Metallklötzen herausnehmen. 

 Die Folge davon ist, dass der Strom aus- 

 schliesslich in der Nebenschliessung die 

 ganzen Reochorddrähte durchlaufen muss, 

 die bei ihrer Dünne und Länge einen 

 ganz beträchtlichen Widerstand bilden. Je 

 mehr aber die Widerstände im Kreise der 

 Nebenschliessung wachsen , um so mehr 

 steigt die Intensität des Stromes, der 

 durch den Präparatkreis geht, und da die 

 Widerstände genau abgemessen sind, so kann man auf diese Weise 

 die Stromesintensität im Präparatkreise in der feinsten Weise abstufen. 

 Es bleibt uns schliesslich noch übrig, Mittel kennen zu lernen, 

 die es ermöglichen, einen Strom von momentaner 



Fig. 199. Du BoiS - Reymond's 

 E, li e o c h o r d. 



Dauer auf ein 



Präparat einwirken zu lassen, und die es ferner gestatten, solche 

 Ströme von momentaner Dauer in schneller, rhythmischer Aufeinander- 

 folge zu erzeugen. Diese Mittel geben uns die Erscheinungen der 

 Induction an die Hand. Es ist dazu nur nöthig, dass wir uns die 

 Gesetze der Inductionsströme kurz vergegenwärtigen. Haben wir eine 

 Drahtspirale, in deren Nähe, aber ohne sie zu berühren, sich eine 

 zweite Drahtspirale befindet, und lassen wir durch die erste, die so- 

 genannte „primäre Spirale", einen constanten Strom fiiessen (Fig. 2(X)), 

 so entsteht im Moment der Schliessung dieses primären Stromes in der 

 zweiten, der „secundären Spirale", eljenfalls ein Strom. Dieser „In- 

 ductionsstrom" ist von ganz kurzer Dauer ; er entsteht nur im Moment 

 der Schliessung des primären Stromes, um sofort wieder zu ver- 

 schwinden. Solange der primäre Strom durch die primäre Spirale 



