( 634 ) 



MEMOIRES LUS. 



PHYSIOLOGIE. — Recherches sur In forme et la fréquence du pouls nu moyen 

 d'un nouveau sphygmogrofjhe ou appareil enreyistreur des pulsations; par 



M. J. M.4REV. 



(Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.) 



« Les anciens attachaient une grande importance à la forme du pouls, 

 et avaient établi une riche nomenclature par laquelle ils prétendaient dé- 

 finir les sensations variées qu'éprouve le doigt lorsqu'on explore une artère. 

 Jja difficulté de s'entendre dès qu'on veut exprimer par des mots les sensa- 

 tions si fugaces qu'éprouve le toucher, a presque fait abandonner ces études 

 si utiles, et la fréquence du pouls est à peu près le seul caractère qu'on 

 recherche aujourd'hui, parce que c'est le seul qu'on puisse obtenir avec 

 sùtieté. 



» La physiologie, en introduisant dans sses expériences les appareils de 

 la physique avec leur précision, a fait faire de grands progrès à l'étude du 

 pouls, et nous croyons qu'il est aujourd'hui possible d'évaluer avec la plus 

 grande exactitude non-seulement la fréquence et l'intensité du pouls, mais 

 encore sa forme dans laquelle, comme nous le dirons, on peut reconnaître 

 les différents états de la circulation. 



» Les premiers instruments précis destinés à étudier la forme du pouls 

 étaient des appareils qui enregistraient les oscillations d'un manomètre 

 adopté à une artère. Un flotteur qui suivait les oscillations du mercure 

 portait une pointe écrivante dont la trace était reçue par un cylindre tour- 

 nant. Tel est l'instrument de Ludwig, on le désigne en Allemagne sous le 

 nom de kjmographion . Il a servi aux recherches de Wolkmann, Spen- 

 gler, etc. 



» Comme il fallait faire une vivisection pour obtenir les traces du pouls 

 avec le kymographion, Vierordt eut l'idée de construire un appareil appli- 

 cable à l'homme, et pour cela il se servit des mouvements que les pulsations 

 de l'artère impriment à un levier appliqué sur elle. L'extrémité libre du 

 levier trace des courbes sur le cylindre tournant comme le fait le flotteur 

 dans l'appareil de Ludwig. Cet instrument a été appelé par Vierordt, son 

 auteur, le sphjgmographe. 



n C'était assurément un grand progrès d'avoir introduit dans la séméio- 

 logie humaine l'emploi des appareils à indication continue : malheureu- 



