( 635 ) 

 sèment l'instrument de Vierordt ne donnait guère que la fréquence, l'am- 

 jjlitude et le plus ou moins de régularité du pouls; quant à Informe d'une 

 pulsation prise en elle-même, elle se retrouve toujours avec les mêmes 

 caractères dans tous les tracés obtenus par le physiologiste allemand. 



» Voici un de ces tracés, il représente un pouls régulier de moyenne 

 force : 



» En analysant la forme de ces courbes, on voit que la durée de la 

 période- d'ascension du levier et celle de la descente sont sensiblement 

 égales. Ce fait, en opposition formelle avec les résultats que donne le 

 kymographion, nous a fait supposer l'existence d'une cause d'erreur dans 

 l'instrument de Vierordt, et en étudiant la construction de cet appareil, 

 nous avons vu qu'il produit par la masse de son levier une déformation du 

 tracé de la pulsation. 



» Le levier de Vierordt, long et pesant, est équilibré par un contre-poids, 

 de plus il porte une sorte de parallélogramme de Watt pour corriger l'arc 

 de cercle et rendre bien verticale l'ascension et la descente de la pointe 

 écrivante; enfin c'est au moyen d'un poids additionnel adapté au levier 

 que Vierordt exerce sur le vaisseau la pression indispensable pour que la 

 pulsation se développe. De cette charge considérable il résulte que la pul- 

 sation artérielle ne saurait mettre le levier en mouvement d'une manière 

 instantanée, et que l'appareil oscille avec la lenteur et l'isochronisme d'une 

 balance dont les deux plateaux seraient fortement chargés. Le sphygmo- 

 graphe, construit dans ces conditions, n'est pour ainsi dire qu'un compteur 

 des pulsations, mais il ne saurait indiquer l'état circulatoire du sujet dont 

 on explore le pouls. En outre, il est volumineux et d'une application diffi- 

 cile dans la pratique médicale. 



» Noire première préoccupation a été d'éviter les inconvénients d'une trop 

 grande masse à mouvoir; nous avons donc pris un levier d'une extrême légè- 

 reté, et comme il faut exercer sur le vaisseau artériel une pression souvent 

 considérable pour que le pouls se produise, nous avons obtenu ce résultat 

 au moyen d'un ressort qui comprime l'artère avec une force que l'on peut 



C. R., 1860, i"Semeî(re. (T. L, N" 13.) ^4 



