( !SJ ) 



de vernier. Sur cette alidade est fixée une cuve fermée par deux lames de 

 verre à faces parallèles. La distance intérieure e des deux lames a été estimée, 

 avec la machine à diviser, à i millième de millimètre près. La cuve peut se 

 mouvoir indépendamment de l'alidade ou suivre son mouvement. D'un 

 côté de la cuve se trouve une lunette; de l'autre une mire verticale consis- 

 tant en un trait extrêmement fin. Cette mire peut recevoir d'une vis à tête 

 graduée un mouvement en vertu duquel elle décrit un plan perpendiculaire 

 à l'axe optique de la lunette. Le transport de la mire peut être évalué à 

 i millième de millimètre près. 



» Voici maintenant comment j'opère. 



» I. L'alidade étant fixée au zéro, j'enlève la cuve et je dispose la mire 

 de manière à apercevoir nettement son image au point de croisement des 

 fils du réticule de la lunette, dont l'axe optique est perpendiculaire à la ligne 

 de foi de l'instrument. Je replace la cuve et je la fais tourner autour du 

 centre, indépendamment de l'alidade, jusqu'à ce que l'image de la mire 

 revienne à la première position. Je fixe la cuve à l'alidade et je fais tourner 

 celle-ci d'un certain angle, 10 degrés par exemple. L'image de la mire se 

 trouve rejetée soit à droite, soit à gauche; je la fais marcher jusqu'à ce que 

 l'image revienne au point de croisement des fils du réticule. Je mesure ainsi 

 le transport dû aux deux lames qui ferment la cuve. 



» L'alidade étant ramenée au zéro et la mire à sa première position, je 

 verse le liquide dans la cuve et je constate que l'image de la mire n'est pas 

 déplacée. Je reviens au même angle de 10 dégrés; je mesure le transport 

 de la même manière que précédemment, et, par soustraction, je calcule le 

 transport t dû à la lame liquide seule. 



» Désignant par i l'angle d'incidence, par r l'angle de réfraction, on ar- 

 rive facilement à cette relation : 



e.sirn — t 



tang/'= t~- 



■ e.cosi 



Comme on peut opérer sous des incidences constantes, e.sin i et log(e. cost ) 

 sont calculés une fois pour toutes. Une soustraction suivie de la recherche 

 d'un logarithme et d'une nouvelle soustraction suffit donc pour donner 

 le logarithme de tangr. On lit immédiatement dans la table le logarithme 

 du sinus, de sorte que le calcul de l'indice se fait avec une extrême simpli- 

 cité. 



» On peut, dans un grand nombre de cas, opérer sous des incidences 

 qui ne dépassent pas 5 degrés. On calcule alors l'indice n au moyen de la 



