(47i ) 

 celui du cylindre intermédiaire est situé sur un autre plan horizontal, 

 i5 millimètres plus bas que les deux autres. La distance horizontale entre 

 l'axe de chaque cylindre et celui du cylindre voisin est égale à 28 milli- 

 mètres, ce qui laisse entre les cylindres pris deux à deux un intervalle con- 

 venable pour les courants gazeux. Du reste, toutes ces dimensions peuvent 

 être modifiées suivant les convenances. 



» Chaque lampe est munie d'un tube latéral à robinet unique, destiné à 

 y introduire le gaz. Il suffit d'enflammer ce dernier à la surface des cylin- 

 dres pour obtenir, suivant l'ouverture des robinets, tantôt une infinité de 

 très-petites flammes bleuâtres, tantôt une grande flamme verticale limitée 

 par djeux nappes hyperboliques, commune aux trois cylindres juxtaposés. 

 C'est au point de jonction des flammes qui s'élèvent des trois cylindres qu'il 

 convient de placer le tube à analyse. Dans mon appareil, ce point est situé 

 à 4o millimètres environ au-dessus de l'axe du cylindre central. 



« Cheminées. — Chaque lampe a sa cheminée "indépendante, laquelle 

 règle et abrite la flamme et supporte en même temps le tube à analyse. 



» Cette cheminée est formée par une simple feuille de tôle, pliée en 

 forme d'U renversé, ouverte par en bas, arrondie par en haut, portée sur 

 quatre pattes de tôle. La longueur de la cheminée est égale à celle des cy- 

 lindres (i5 centimètres), sa hauteur est de 18 centimètres, sa largeur, déter- 

 minée par celle des lampes, est un peu supérieure à 1 décimètre. 



» A son sommet, la cheminée porte une longue fente horizontale desti- 

 née à l'écoulement des gaz brûlés. Vers chacune de ses extrémités ouvertes, 

 la cheminée est percée de deux trous situés à la même hauteur et destinés à 

 recevoir un gros fil de fer qui la traverse dans toute sa largeur, suivant une 

 direction perpendiculaire à l'axe du tube à analyse. Ces deux fils de fer, 

 dont on règle à volonté la hauteur et la courbure, servent de supports au 

 tube à analyse. 



» Les six lampes et les six cheminées correspondantes, étant placées bout 

 à bout, forment un système complet (1). Le tube à analyse, étant supporté 

 sur les douze fils de fer transversaux, peut être enveloppé à volonté par une 

 flamme continue, dans toute sa longueur, ou bien dans l'une quelconque 

 de ses parties. On peut, d'ailleurs, régler le feu de chaque lampe isolée et 

 élever la température d'une manière aussi régulière, aussi progressive que 



(1) Cinq lampes suffisent en général, la sixième est réservée aux cas exceptionnels. 



63.. 



