( 47*) 

 possible, en opérant d'abord par le rayonnement de flammes à peine 

 visibles, et en terminant par l'action directe d'une flamme assez intense pour 

 ramollir le verre. L'échauffement est aussi régulier que sur la grille à char- 

 bon, et se dirige aisément par le jeu d'un robinet plus ou moins ouvert, 

 ou même alternativement ouvert et refermé. La nature métallique des cy- 

 lindres permet d'opérer à volonté un refroidissement très-rapide des pièces 

 de l'appareil, circonstance fort utile pour la marche régulière des com- 

 bustions. 



» Quant aux petites précautions réclamées par l'usage de cet appareil, 

 son emploi les enseignera bien vite et mieux que toute description. 



» La chaleur rayonnante des flammes n'incommode point l'opérateur, 

 car les cheminées de tôle s'échauffent à peine ; ce qui prouve combien il y a 

 peu de chaleur perdue. La quantité de gaz nécessaire pour une analyse varie 

 entre i mètre cube et i £ mètre cube. Les analyses s'exécutent d'ailleurs 

 avec une extrême régularité et dans les conditions normales d'une com- 

 bustion totale. 



» J'ai éprouvé cet appareil par des analyses de camphre et d'acide stéa- 

 rique, matières dont la combustion présente des difficultés exceptionnelles 

 bien connues des chimistes (i). Une autre personne opérant avec le même 

 appareil est également arrivée à d'excellents résultats. 



» C'est maintenant aux chimistes qu'il convient de juger par leur expé- 

 rience personnelle l'appareil que je leur propose, après en avoir éprouvé 

 avec soin l'application. » 



(i) 0,206 d'acide stéarique ont fourni 



Eau o,235 



et 



Acide carbonique. . . . 0,5^5 



d'où 



C= 7 6,i, 

 H= 12,7. 



Ce sont les nombres mêmes indiqués par la formule 



C 3S H 3S 0'. 



