( 1-1 ) . 



l'hiver de 1857; avec les observations de la Commission d'Ingénieurs et 

 de Marins sur leurs études d'un canal à travers l'isthme de Suez ». 



(Renvoi à la Commission précédemment nommée, qui se compose de 

 MM. Cordier, Dupin, Élie de Beaumont, du Petit-Thouars.) 



PHYSIQUE. — Nouveau thermomètre mélastatique à maximum; 

 par M. Waiferdin. ' 



u L'instrument que j'ai désigné sous le nom de thermomètre métasta- 

 ttque (i) permet de changer le niveau du mercure dans l'intérieur de la tige, 

 et d'en faire passer une partie dans un réservoir supérieur. Un seul instru- 

 ment à échelle aibitraire se règle ainsi, à volonté, à toute température, et 

 donne lo, 20, 3o divisions et plus pour la valeur du degré centésimni. 



» Mais il ne peut être transformé en thermomètre à maximum à bidle 

 d'air (2), d'après le procédé, si facile à appliquer, et qui consiste à pro- 

 d uireune solution dans la colonne raercurielle au moyen de la petite quan- 

 tité d'air sec dont les thermomètres à mercure les mieux construits sont 

 rarement privés complètement. 



» Le mercure logé dans le réservoir supérieur du thermomètre méta- 

 statique en descendrait, lorsqu'on veut emprisonner la bulle d'air dans l'in- 

 térieur de la colonne mereurielle, et son niveau supérieur, qui doit conser- 

 ver l'indication du maximum de température auquel l'instrument a été 

 exposé, cesserait de fournir cette indication. 



p II est donc possible aujourd'hui de faire, à volonté, d'un seul ther- 

 momètre métastatique, un instrument qui, en donnant de longs degrés sur 

 une courte tige, indique avec la même sensibilité toutes les températures 

 que le mercure supporte à l'état liquide, sauf à renoncer à le faire sei vir 

 comme thermomètre à maximum. De son côté, ce dernier instrument ne 

 peut avoir la grande marche du thermomètre métastatique, et il se trouve 

 nécessairement restreint aux limites du thermomètre ordinaire. 



» Je me suis proposé de construire un instrument qui pût réunir les 

 avantages propres à chacun de ces deux thermomètres. 



» Celui que je présente à l'Académie est pourvu, à sa partie supérieuie, 

 d'une chambre conique terminée par un étranglement. Il fonctionne ainsi 

 comme thermomètre métastatique, et se règle, suivant le besoin, à toute tem- 



(1) Comptes rendus des séances de l' Académie des Sciences, t. XIV, p. 63. 



(2) Comptes rendus des séances de Cjcadémie des Sciences, t. XL, p. gSi. 



