( 787 ) 



maies et ensuite à toutes les températures et à toutes les pressions de l'at- 

 mosphère en déprimant ou en soulevant le tube dans la cuve jusqu'à ce que 

 l'air soit réduit à son volume normal. La pression mercurielle qui est t-xigée 

 pour cela est évidemment la même que celle qui serait nécessaire dans les 

 mêmes circonstances, pour la réduction d'une quantité quelconque de gaz 

 au volume qu'il occuperait à la température et à la pression normale». ,;\ 



» Nous avons essayé d'appliquer ces principes aux analyses de gaz Les 

 appareils que nous employons consistent essentiellement dans les eudio- 

 mètres ordinaires de Bunsen, et dans un tube à pression. Ce dernier tube, 

 long de 6 à 7 pouces, a le diamètre d'un eudiomètre ordinaire. Il est fermé 

 par un bout; à l'autre bout est soudé un tube de même longueur et d'un 

 diamètre plus petit. On introduit dans ce tube à pression une quantité d'air 

 telle, que, lorsqu'il est renversé sur la cuve, le mercure s'élève à une hauteur 

 convenable dans le tube étroit. A ce point on fait un trait qui marque la 

 hauteur où le mercure doit s'élever à toute températiu'e et à toute pression 

 pour que le gaz soit ramené à son volume primitif. La cuve dont nous nous 

 servons est munie d'une excavation profonde qui permet à l'opérateur de 

 soulever ou d'enfoncer l'eudiomètre à volonté, de manière à ramener 

 toujours le gaz qu'il renferme à la même pression que l'air dans le tube 

 à pression. L'eudiomètre et le tube à pression sont maintenus dans une posi- 

 tion verticale par des pinces à coulisse qui glissent sur des tiges bien dres- 

 sées. Chaque pince est munie d'un micromètre à l'aide duquel l'observa- 

 teur peut élever on abaisser le tube en même temps qu'il regarde à travers 

 une lunette horizontale et placée à une distance convenable. Pour nwsurer 

 un gaz dans une analyse, nous plaçons le tnbe à pression exactement de- 

 vant l'eudiomètre et, abaissant ou élevant ce tube à l'aide du micromètre, 

 nous faisons arriver le sommet de la colonne de mercure à !;i hauteur du 

 trait qui est marqué sur ia tige. Par les mêmes moyens l'eudiomè-tre hii- 

 ,méme est amené dans une position telle, que le sommet du ménisque coïn- 

 cide exactement avec le sommet du ménisque dans le tulie à pression. 0<i 

 arrive facilement à établir cette coïncidence ; cnr quoique les deux tubes 

 soient placés l'un devant l'autre, on aperçoit facilement 1« ménisque de 

 l'eudiomètre de chaque côté du ménisque dans le tube à pression dont le 

 iliamètre est beaucoup plus petit que celui du tube eudiométriqûe. * 



» En appliquant cette méthode, nous obtenons des résultats très-corrects, 

 même en opérant sur de petites quantités de gaz. Les opérations se font 

 rapidement et on est dispensé de tout calctd. Une série d'analyses d'air, 

 préalablement dépouillé de son acide carbonique, nous a donné des résul- 



