• • ' ( 94o ) 



teur de pouvoir construire lui-même son baromètre au momenl où il vou- 

 drait s'en servir. Il avait même proposé dans ce but quelques dispositions 

 nouvelles qui furent exécutées en i844 P^f M. Gambey. 



» Voici le passage de l'astronomie populaire dans lequel M. Arago rend 

 compte du principe sur lequel il s'appuie dans la construction de ses nou- 

 veaux baromètres : 



« En apportant une légère modification à la construction des baromètres 

 » ordinaires, on se mettra désormais entièrement à l'abri de ces dérange- 

 » ments que les baromètres éprouvent, soit dans le transport, soit par une 

 » infiltration graduelle de l'air extérieur, soit enfin par le dégagement de '* 

 M celui que le liquide peut renfermer. Ce changement qui consiste tout 

 » simplement à rendre le tube de verre mobile, afin qu'on ait la faculté 

 » d'augmenter ou de diminuer à volonté, et dans des rapports connus, la ca- 

 » pacité de la chambre barométrique, permettra même, si je ne me trompe, 

 » de porter en voyage le mercure à part et de n'en remplir le tube qu'au 

 » moment de l'expérience, sans soumettre ce liquide à aucune ébullition. Il 

 » est facile de voir, en effet, que si l'on fait une observation dans un cer- 

 » tain état de la chambre barométrique, et qu'on la répète aussitôt après 

 » avoir réduit la capacité de cette chambre à -pj de .sa valeur primitive, 

 » la petite quantité d'air qui pourra s'y trouver produira juste dix fois plus 

 » d'effet dans la seconde observation que dans la première. La différence 

 » des deux hauteurs, divisée par 9, sera donc ce qu'il faudra ajouter à la 

 » première pour la ramener à ce qu'on aurait trouvé avec un baromètre 

 » entièrement purgé d'air. » 



»» Depuis l'époque à laquelle M. Arago écrivait ces lignes, M. Trouessart, 

 professeur de physique à la Faculté de Poitiers, a soumis au jugement de 

 l'Institut un baromètre à siphon fondé sur les mêmes principes, et dans 

 lequel la courbure du tube, faite en caoutchouc, permet à l'observateur 

 d'augmenter à volonté la capacité de la chambre barométrique, et, par 

 suite, de faire varier la hauteur de la colonne de mercure de manière à 

 pouvoir en déduire la pression atmosphérique. 



» Nous croyons être arrivé au même résultat par une méthode aussi 

 simple, et qui présente l'avantage de réduire de beaucoup les dimensions 

 du baromètre. Elle consiste à prendre un volume d'air à la pression que l'on 

 veut mesurer et à dilater cet air de manière à lui faire occuper un volume 

 double de celui qu'il occupait primitivement. Cet air, ne possédant plus 

 alors qu'une élasticité capable de faire équilibre à la pression d'une demi- 

 atmosphère, la différence de hauteur des colonnes de mercure contenues 



