( 94i ) 

 dans le tube communiquant qui constitue l'appareil fait connaître immé- 

 diatement la valeur de la demi-pression atmosphérique, et, par suite, celle 

 de l'atmosphère an moment où l'on opère. 



» Notre baromètre se compose donc d'un tube communiquant à deux 

 branches, l'une et l'autre en communication avec l'atmosphère; l'une 

 d'elles est munie d'un robinet et porte deux traits a et |3 qui correspondent 

 à deux volumes doubles l'un de l'autre et mesurés à partir du robinet. 

 Lorsqu'on veut déterminer la pression de l'air, on opvre le robinet et l'on 

 introduit du mercure par l'autre branche, jusqu'à ce que le niveau de ce 

 liquide parvienne au trait a. On ferme alors le robinet, et à l'aide d'un 

 second robinet situé à la partie inférieure de l'appareil, on fait écouler du 

 mercure jusqu'à ce que ce liquide arrive dans la branche fermée, au trait /5, 

 ou, en d'autres termes, jusqu'à ce que l'air renfermé dans l'appareil occupe 

 un volume double de celui qu'il occupait primitivement. Il suffit alors de 

 mesurer exactement la différence de niveau des deux colonnes pour avoir 

 la valeur de la demi-pression atmosphérique. 



» Nous avons donné à notre baromètre une autre disposition, qui nous 

 a permis de déterminer la pression atmosphérique en comprimant l'air au 

 lieu de le dilater. Après avoir tracé sur le tube, que l'on peut fermer à 

 l'aide d'un robinet, deux traits, l'un a correspondant à un volume pris pour 

 unité sous la pression actuelle de l'atmosphère, l'autre |3 correspondant aux | 

 de ce volume, on commence l'observation en ouvrant le robinet et intro- 

 duisant du mercure jusqu'à ce que ce liquide arrive au trait a. On ferme 

 alors le robinet, et par la branche ouverte on ajoute du mercure jvisqu'à 

 ce que le niveau de ce liquide arrive dans la branche fermée au trait jS. 

 Comme dans ce cas le volume d'air n'occupe plus que les f de son volume 

 primitif, la pression est égale à |^ de la pression atmosphérique, c'est-à-dire 

 que la petite colonne de mercure située dans la branche ouverte au-dessus 

 du trait |3 est égale à ^f de la colonne barométrique, et suffit par conséquent 

 -à faire connaître la hauteur de la colonne de mercure qui fait équilibre à 

 la pression de l'atmosphère. 



» Cette seconde disposition réduit le baromètre dans son poids et ses 

 dimensions, et en fait par conséquent un instrument très-portatif, que l'on 

 peut faire voyager sans crainte de le déranger. » 



