( io5:5 ) ■ 



rasser des erreurs qu'ils peuvent introduire. Il importe surtout d'avoir à sa 

 disposition une méthode simple et rapide pour construire la table ou con- 

 trôler la marche de l'hygromètre. Celle que j'ai suivie m'a paru d'une exé- 

 cution plus facile que celles qui sont connues et ont été employées jus- 

 qu'ici. 



» Voici le principe sur lequel je me suis appuyé pour cette construction. 

 Si on prend un volume quelconque d'air saturé de vapeur à une tempé- 

 rature et à une pression connues ; si on le chauffe et si on le laisse se dilater 

 librement, de telle sorte qu'il ne puisse ni condenser de la vapeur ni en 

 emprunter aux parois des vases dans lesquels il est renfermé, on aura l'état 

 hygrométrique à un instant quelconque, en observant la température et là 

 pression nouvelles. Le rapport, donné par les tables, des forces élastiques; 

 maxima de la vapeur correspondantes aux deux températures observées, 

 multiplié par le rapport inverse des pressions, fournit l'état hygrométrique 

 cherché. 



M Dans l'exécution des expériences dont j'ai présenté le résultat à l'Aca- 

 démie, voici comment j'opère. 



» L'hygromètre est suspendu à côté d'un excellent thermomètre dans un 

 vase en cuivre portant des fenêtres opposées, afin que l'on puisse suivre le 

 mouvement de l'aiguille et les variations de la température. Le vase est 

 exactement fermé par un plan de verre portant deux ajutages à robinet. 

 L'ajutage du milieu permet de faire le vide dans l'intérieur, soit au moyen 

 delà machine pneumatique ou d'une simple pompe à main. On adapte à 

 l'autre un manomètre barométrique. Un tube vertical en laiton, portant un 

 robinet à la partie supérieure, débouche au fond du vase. Celui-ci est plongé 

 dans une grande caisse en zinc remplie d'eau que l'on agite continuellement. 

 Cette eau, dont la masse est considérable, est chauffée à volonté à l'aide 

 d'un fourneau à gaz placé sous la caisse. En prenant quelques précautions, 

 on peut faire varier la température de l'eau par degrés insensibles et con- 

 server ufte température constante pendant plusieurs minutes. Il suffit d'a- 

 giter convenablement la masse liquide et de tourner plus ou moins le ro- 

 binet par lequel arrive le gaz. Le tube en laiton, par lequel on doit intro- 

 duire de l'air saturé de vapeur dans l'appareil, communique par un long 

 tube de caoutchouc à un tube à boules plein d'eau et précédé d'un tube 

 rempli d'épongés fortement imbibées d'eau. - : • 



» Après avoir fait le vide partiel dans l'appareil, on fait rentrer de l'air sa- 

 turé d'humidité et on voit monter rapidement l'aiguille de l'hygromètre, et 

 en faisant successivement jouer la machine et rentrer du nouvel air saturé, 



