(n84) 

 tions, à -fij de degré près, sans avoir besoin de corrections d'aucun genre, 

 en écartant toutefois les causes d'erreur que je vais rappeler. 



» En i835, j'ai fait connaître à l'Académie un procédé à l'aide duquel ou 

 déterminait la température des muscles de l'homme et des parties inté- 

 rieures des animaux sans occasionner de lésions organiques. Ce procédé 

 consistait à faire usage de deux aiguilles semblables, composées chacune 

 d'une aiguille de fer et d'une aiguille de cuivre soudées par un de leurs 

 bouts; l'une des aiguilles mixtes était introduite, par le procédé de 

 l'acuponcture, dans la partie dont on voulait déterminer la température, 

 la soudure au milieu, taudis que la soudure de l'autre aiguille était placée 

 dans une source de chaleur à température constante. Ces deux aiguilles 

 étaient misés en communication, d'une part entre elles, de l'autre avec le 

 circuit d'un multiplicateur à fil court très-sensible. Si la température n'était 

 pas la même aux deux soudures, il en résultait une déviation de l'aiguille 

 aimantée en rapport avec la différence de température. Une table donnait 

 la température cherchée, quand on connaissait celle de la source constante 

 et la déviation. On a obtenu ainsi des résultats concordants avec ceux ac- 

 cusés par le thermomètre, et d'autres résultats que ce dernier ne pouvait 

 donner, tels que les effets calorifiques produits quand un muscle se con- 

 tracte. 



X Ce procédé ne donne des résultats exacts qu'autant que le magnétisme 

 des deux aiguilles qui forment le système astatique du galvanomètre ne 

 change pas, ce qui n'a lieu que très-rarement, et qu'autant que l'appareil 

 a été gradué par comparaison avec la marche d'un thermomètre étalon; 

 aussi ce système, dans les appareils très-sensibles, ne garde-t-il pas le zéro 

 longtemps. C'est pour ce motif que les nudliplicateurs ne sont plus considé- 

 rés aujourd'hui que comme des indicateurs et non comme des mesureurs. 



» M. Reguault, qui avait reconnu les difficultés que l'on éprouve à me- 

 surer les intensités des courants thermo-électriques au moyen des galvano- 

 mètres et des boussoles des sinus, a fait usage d'une autre méthode qui lui a 

 paru s'appliquer avec succès à l'étude des lois des courants thermo-électri- 

 ques. Cette méthode consiste à rapporter tous les éléments thermo-électriques 

 à un élément normal, bismuth et antimoine, pour des températures qui ne 

 dépassent pas 3o degrés, eu faisant usage du galvanomètre différentiel et 

 de la méthode des compensations. 



>) M. Regnault a reconnu dans le tracé graphique des résultats des 

 expériences, que, dans des circonstances identiques, les courbes ne se su- 

 perposent pas toujours; dans certains cas il se fait un saut brusque en un 



