( ii85 ) 

 point, et après il y a an grand désaccord dans l'allure des deux courbes : 

 effets qui proviennent probablement de changements produits dans l'état 

 moléculaire des métaux à l'endroit des soudures, et qui suffisent pour mo- 

 difier notablement les forces électromotrices. 



» En s'attachant particulièrement au couple bismuth et antimoine, 

 M. Regnault a reconnu qu'une augmentation de i degré dans la différence 

 de température des deux soudures développe une force électromotrice 

 d'autant plus faible que la différence de température est plus grande, entre 

 les limites de i5 à 35 degrés. L'élément fer et platine est celui dont la force 

 électromotrice diminue le moins avec l'élévation de la température. M. Re- 

 gnault a conclu des nombreuses expériences qu'il a faites sur les courants 

 thermo-électriques que, si elles ne décident pas que ces courants ne pourront 

 pas être employés à l'avenir pour la mesure des températures, elles mon- 

 trent du moins que nous sommes encore loin de connaître toutes les cir- 

 constances qui influent sur ce phénomène, et de pouvoir fixer les conditions 

 dans lesquelles les éléments thermo-électriques doivent être établis pour que 

 les intensités des courants dépendent uniquement de la température. 



» La méthode que je vais indiquer pour mesurer la température au 

 moyen des effets thermo-électriques est entièrement indépendante des causes 

 autres que la chaleur qui influent sur leur intensité, et me paraît être à 

 l'abri de toute objection. Voici le principe sur lequel repose cette mé- 

 thode et qui a été vérifié par l'expérience : dans un seul circuit fer et cuivre, 

 où se trouve un galvanomètre à fil court très-sensible, si l'on porte à la 

 même température les deux soudures, en maintenant cette température con- 

 stante pendant quelques minutes, il se produit deux courants égaux en sens 

 inverse qui se détruisent; l'aiguille aimantée reste à zéro. Quand la tempéra- 

 ture n'est pas la même, il faut élever ou abaisser la température de l'iuie des 

 soudures, jusqu'à ce que l'aiguille aimantée du galvanomètre qui fait partie 

 du circuit soit ramenée à zéro. Si l'une des soudures a une température que 

 l'on ne peut déterminer, celle de l'autre la donne. C'est avec cette mé- 

 thode que j'ai disposé des appareils, à l'aide desquels on détermine promp- 

 tement, à moins de yô ^^ degré près , la température du sol à différentes 

 profondeurs et celle de l'air à des hauteurs plus ou moins considérables, 

 sans sortir de la pièce où l'on observe. 



» On prend deux fils, l'un de fer^ l'autre de cuivre, de i millimètre au 

 moins de diamètre et d'un certain nombre de mètres de longueur, recou- 

 verts l'un et l'autre d'une couche épaisse de gutta-percha et soudés par un 

 de leurs bouts. La soudure est introduite dans un tube de verre très-court 



i54.. 



