( ii86 ) 

 rempli de mercure et fermé avec soin ; on le descend avec les fils adjacents 

 dans un tron foré pratiqué près du lieu d'observation, et que l'on remplit 

 de terre en la tassant avec soin. On fait arriver ensuite les deux bouts non 

 engagés du fil dans la pièce où se trouve le galvanomètre, avec lequel on 

 les met en rapport. Après avoir soudé les deux autres bouts, on met la 

 soudure dans un tube de verre contenant du mercure, où plonge le réser- 

 voir d'un thermomètre divisé en dixième's de degré. Ce tube est introduit 

 dans une éprouvette de verre fermé hermétiquement avec un bouchon, 

 dans lequel il passe et qui est traversé par deux autres tubes recourbés. 

 L'éprouvette contient de l'éther ou de l'eau, selon qu'il est nécessaire 

 d'abaisser ou d'élever la température de la soudure. Veut-on abaisser la 

 température, on met en rapport un des tubes, celui qui occupe la partie 

 supérieure, avec un aspirateur; l'air aspiré du dehors arrive par le second 

 tube, traverse l'éther, en volatilise une partie, d'où résidte un abaissement 

 de température que l'on règle à volonté : l'aspirateur est analogue à celui que 

 M. Regnault emploie pour faire fonctionner son hygromètre. Lorsqu'il s'agit 

 au contraire d'élever la température de la soudure, on substitue de l'eau à 

 l'éther et on fait communiquer le tube qui plonge jusqu'au fond de l'éprou- 

 vette, avec un ballon de verre contenant une petite quantité d'eau et en 

 commiuiication avec l'air au moyen d'un tube qui descend presque au 

 niveau de l'eau. On chauffe le ballon avec une lampe à alcool, puis on fait 

 fonctionner l'aspirateur. L'air chaud passe dans l'éprouvette avec de la 

 vapeur, élève la température de l'eau, puis celle du mercure, et par suite 

 celle de la soudure ; on règle facilement l'aspiration, pour que l'aiguille 

 aiipantée se maintienne sensiblement à zéro pendant deux à trois minutes, 

 temps nécessaire pour que la soudure et le thermomètre se mettent en équi- 

 libre de température. Cette condition est indispensable pour le succès de 

 l'expérience, si l'on veut obtenir des déterminations très-exactes. 



» Les détails dans lesquels je viens d'entrer sont de nature à montrer les 

 avantages que l'on peut retirer des appareils thermo-électriques substitués 

 aux thermomètres, dans tous les cas où l'œil de l'observateur ne peut péné- 

 trer. J'ai tout lieu de croire que ces appareils seront adoptés dans les ob- 

 servatoires météorologiques, quand on en connaîtra bien l'usage. 



M J'ajouterai en terminant que les mêmes appareils peuvent être employés 

 avantageusement à la détermination exacte de la température des parties 

 intérieures-du corps de l'homme et de celui des animaux et dans toutes les 

 circonstances où l'on fait usage des effets thermo-électriques pour évaluer 

 les températures. » 



