( 1236 ) 

 cet appareil est fixé, à côté d'un thermomètre à mercure très-sensible, 

 dans l'axe d'une cloche renversée de 3 à 4 litres de capacité , contenant 

 de l'eau ou une dissolution concentrée et limpide de chlorure de calcium ; 

 la cloche est suspendue dans une enveloppe en tôle placée sur un fourneau 

 à gaz muni de son rohinet. Deux fenêtres opposées, fermées par des lames 

 en mica bien transparentes, permettent d'observer à distance, à l'aide de 

 deux lunettes, la marche des thermomètres. Au moyen d'un agitateur cir- 

 culaire convenablement disposé, on maintient la température du bain uni- 

 forme dans toutes ses parties. 



» Les observations se font par couples de deux; pour la première, on 

 rend l'extrémité de la colonne liquide stationnaire en face de l'une des divi- 

 sions inférieures de la tige ; pour la seconde, on la fait remonter à la partie 

 supérieure. A chaque fois on note exactement les indications des deux 

 thermomètres. Connaissant le rapport qui existe entre la capacité du réser- 

 voir et celle d'une division de la tige, il est facile de déduire des deux lec- 

 tures le rapport entre les volumes apparents du liquide aux téhipératures 

 des observations, et, par suite, le coefficient moyen ,de la dilatation appa- 

 rente entre ces deux limites. Echauffant ensuite le bain d'une dizaine de de- 

 grés, on fait déverser une partie du liquide ; l'instrument se trouve ainsi tout 

 prêt à servir dans un nouvel intervalle de températures. 



» Avant de rapporter les résultats numériques de mes expériences, je crois 

 devoir présenter quelques observations qui seront de nature à donner une 

 idée sommaire du degré d'exactitude qu'ils comportent. 



« On sait, par les recherches de M. Cagniard de Latour. qu'à des tempé- 

 ratures très-éloignées de leurs points d'éhullition, les liquides émettent des 

 vapeurs d'une densité considérable. Il importait donc d'empêcher avec le 

 plus grand soin que le liquide renfermé dans le réservoir inférieur et dans 

 la tige pût fournir une portion de la vapeur nécessaire à la saturation 

 du réservoir supérieur. On y parvient sans peine en rendant le bec de dé- 

 versement très-long (5 à 6 centimètres) et en lui donnant un diamètre 

 presque microscopique. Je me suis assuré que cette disposition permet de 

 maintenir, pendant plus d'une demi-heure, les deux réservoirs à des tem- 

 pératures différant d'une vingtaine de degrés, sans qu'il s'établisse de l'un 

 à l'autre aucune distillation sensible ; je pouvais donc regarder comme évi- 

 dent que le liquide contenu dans le réservoir supérieur fournit à lui seul 

 toute la vapeur employée à saturer cet esp.ice. On remarquera du reste que 

 si, dans l'intervalle de deux observations, une partie du liquide thcrmomé- 

 frique venait à se vaporiser, cette cause d'erreur ne pourrait que rendre 



