( i6a ) 



» A la place de ce système que j'appelle anestliésie par rapprocliemenl, 

 je propose d'employer un système qu'on pourrait appeler anestliésie par 

 projection, et que j'exécute au moyen d'un petit appareil, le projecteur 

 anesthésique , qui consiste en un gros tube de verre, bouché à ses deux 

 extrémités par deux bouchons de liège. Ces deux bouchons sont percés 

 d'un trou et traversés tous les deux par un tube : l'un de ces tubes finit 

 en cône et est percé à son extrémité; le tube qui traverse l'autre bouchon 

 se continue avec un long tuyau flexible, au bout duquel on introduit 

 le cuivre d'un petit soufflet. Dans le gros tube de verre il y a de la gaze 

 pour recevoir et étendre le chloroforme L'éther étant introduit, l'air poussé 

 par le soufflet traverse le magasin du chloroforme qui sort par le petit tube 

 siphon, mêlé à l'air. 



« L'anesthésie par projection obtenue au moyen de cet appareil se re- 

 commande par les avantages suivants : 



» Au moindre mouvement du soufflet, il s'établit un courant d'air chargé 

 de chloroforme; aussitôt que le mouvement cesse, le courant cesse. Cet 

 effet est un premier moyen de régularisation. 



>' Comme tous les jets d'air, le jet qui sort de mon petit siphon est co- 

 nique. Très-mince près du bec du tube, il devient large à quelques centi- 

 mètres. Là où le jet est mince, le chloroforme volatilisé est plus concen- 

 tré; là où le jet est large, le chloroforme est plus disséminé : c'est une 

 affaire de rapprochement ou d'éloignement. Cet effet est un second moyen 

 de régularisation. 



» Le jet a une puissance de projection qui ne permet pas à la vapeur du 

 chloroforme de monter en vertu de sa pesanteur spécifique. Cette vapeur 

 est emprisonnée dans l'air en mouvement qui part du soufflet. Elle est 

 aspirée à cet état de mélange. Elle est nécessairement aspirée, car elle 

 enveloppe nécessairement l'ouverture naturelle resj^ratoire. Je suis donc 

 sûr que les vapeurs du chloroforme sont inspirées, et qu'un courant d'air 

 léger ne peut faire dévier mon agent anesthésique. Cet effet est un troi- 

 sième moyen de régularisation. 



1» Le jet ne s'établit que par le mouvement du soufflet : si ce mouvement 

 cesse, le jet cesse. Il a donc une aclion tout à fait dépendante du jeu du 

 soufflet. Eh bien, qu'on n'établisse le jet qu'au moment où l'aspiration 

 commence, on ne dépensera pas de chloroforme pendant l'expiration, et 

 surtout au profit des assistants. Qu'on n'établisse le jet qu'à toutes les 

 deux inspirations, on sera sûr que le malade prendra de l'air par une 

 inspiration sur deux. C'est un quatrième moyen de régularisation. 



