( 4.2 ) 



coordonnées héliocentriqiies. » Dans ce travail, je supposais que les don- 

 nées du problème étaient trois observations géocentriques complètes. Main- 

 tenant, je viens d'achever un nouveau Mémoire dans lequel je montre que 

 la même Table numérique, publiée dans les numéros cités ci-dessus, peut 

 être employée dans le cas que les données du problème sont : quatre ob- 

 servations géocentriques, les latitudes extrêmes exceptées. On sait que ce 

 cas est très-intéressant par les difficultés qu'il présente, et par la circonstance 

 que les formules ne tombent pas en défaut, même si le mouvement de la 

 planète a lieu dans le plan de l'écliptique. » 



PHYSrQUE APPLIQUÉE. — Note sui' un densimèlre à volume métrique constant; 

 parM. L. Ruau. (Présentée par M. Despretz.) 



« Les déterminations des poids spécifiques des liquides qui demandent 

 un certain degré de précision se font ordinairement au moyen de la ba- 

 lance, et c'est à cette méthode d'un sûreté incontestable qu'il convient de 

 recourir toutes les fols qu'il s'agit de contrôler les résultats obtenus par des 

 procédés différents ; mais il est des circonstances dans lesquelles les mesures 

 doivent satisfaire en même temps à une double condition de rapidité et 

 d'exactitude, que ni la balance, ni les flotteurs ordinaires à volume variable 

 ne sauraient remplir simultanément. Je citerai principalement celle où les 

 déterminations doivent s'élever, sans aucune incertitude, jusqu'au millième, 

 approximation qui est fréquente dans le laboratoire, et qui devient de ri- 

 gueur dans certaines opérations de l'industrie. 



» Le procédé que je mets en pratique dans ce cas particulier, et qui fait 

 l'objet de cette Note, est d'un emploi expéditif, et ses indications immé- 

 diates, à la température ordinaire, sont ap|)rochées à moins d'un millième. Il 

 consiste à peser au décigramme un décilitre de liquide au moyen d'un flot- 

 teur à poids, analogue à celui de Farenheit, sur lequel ce volume constant 

 est marqué; le résultat de cette pesée exprime immédiatement, d'après la 

 définition même, le poids spécifique du liquide au degré d'approximation 

 proposé. La construction de ce flotteur à volume métrique se trouve assu- 

 jettie, on le comprend, à une condition de plus que les flotteurs ordinaires 

 à volume quelconque dans lesquels ce volume n'étant pas, comme ici, dé- 

 terminé à l'avance, on n'a jamais à se préoccuper de sa valeur exacte ; il 

 suffit, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il demeure constant. Théoriquement, on 

 peut disposera volonté de cet élément arbitraire, et il est naturel par con- 

 séquent de lui assigner la valeur particulière la plus simple, c'est-à-dire 

 l'unité; les avantages qui doivent en résulter dans la pratique sont évidents, 



