( 25a ) 



lunette méridienne, et, dans ce but, il a remis en état une ancienne lunette 

 de Gambey, de trois pouces et demi d'ouverture, à laquelle M. Brunner a 

 apporté précisément les mêmes améliorations qui ont été introduites dans la 

 lunette de Paris. 



» Dans des travaux de cette importance, auxquels il faut donner une 

 précision assez grande pour n'avoir pas à les recommencer un jour, il était 

 indispensable d'obtenir une preuve solide et irrécusable de la valeur de la 

 méthode et de l'exactitude des instruments. Le meilleur parti à prendre était 

 d'installer d'abord la lunette méridienne du Dépôt de la Guerre en un point 

 des terrains de l'Observatoire, de former ainsi une seconde station d'épreuve, 

 jointe à la première uniquement par un fil métallique, comme dans les opé- 

 rations définitives, et de déterminer la différence de longitude de cette lu- 

 nette avec celle de l'Observatoire par le même procédé que l'on se proposait 

 de suivre ultérieurement. Le résultat devait être conforme à celui qu'on 

 peut déduire d'une mesure géométrique faite directement sur le terrain. 

 C'est dans ce but que la lunette du Dépôt de la Guerre a été effectivement 

 installée à l'Observatoire, où elle se trouve présentement. 



» Enfin l'appareil chronographique devait être fourni par l'Observatoire 

 de Paris. Sa construction a été confiée à M. Liais, qui a réussi à organiser 

 un instrument dont nous avons tiré, bien qu'il ne soit que provisoire, des 

 résultats très-précis. 



» Sur une bande de papier, mise en mouvement par un rouage, une 

 pointe en fer trace des divisions équidistantes, correspondantes aux mouve- 

 ments d'une pendule sidérale et par l'action même de cette pendule. Une 

 ou deux autres pointes permettent aux observateurs de marquer par des 

 points sur cette même bande de papier, et par le moyen de courants électri- 

 ques, les instants où une même étoile passe aux divers fils de leurs instru- 

 ments. La différence des stations en longitude s'en conclut, comme on peut 

 le voir. 



» Lorsque, dans l'origine, on a commencé par vouloir employer des 

 pointes sèches pénétrant dans le papier comme celles du télégraphe Morse, 

 on a rencontré d'assez grandes difficultés qui ont fait renoncer à ce moyen 

 et recourir à l'enregistrement électrochimique. A ce moment précisément, 

 M. Pouget-Maisonneuve venait de perfectionner ce dernier procédé, et nous 

 en avons obtenu avec son concours de très-bons résultats. Nous plaçons sous 

 les yeux de l'Académie divers fragments des observations faites le 29 et le 

 3o juillet dernier. 



» On comprend que dans la pratique le chronographe soit un peu moins 



