( a53 ) 

 simple que la description que nous en avons donnée. Ainsi l'observateur 

 placé à l'autre extrémité delà ligne ne peut agir que par l'intermédiaire d'un 

 relais dont le retard doit être éliminé. Ainsi les pointes ont nécessairement 

 les unes par rapport aux autres de petits retards qu'il faut mesurer avec 

 une grande précision. On doit d'ailleurs se mettre en garde contre les effets 

 de la durée de la transmission de l'électricité. Je ne puis rendre compte ici 

 des heureuses dispositions imaginées par M. Liais pour triompher de ces dif- 

 ficultés, mais je crois utile d'en donner une idée succincte dans la note placée 

 au bas de cette page (i). 



(i) Une horloge placée dans les catacombes de Paris, c'est-à-dire, dans la couche de tem- 

 pérature invariable, fait fonctionner, par le moyen de l'électricité, un cadran et un relais. Le 

 relais est à deux contacts simultanés, isolés l'un de l'autre, et que nous désignerons par les 

 lettres m et n. 



Un mouvement d'horlogerie fait tourner un cylindre métallique platiné, isolé du sol et en 

 communication avec le pôle positif d'une pile P de 20 à 3o éléments de Daniell. Sur ce 

 cylindre et par l'effet de son mouvement se déroule une bande de papier électrochimique. 

 Trois tiges de fer plat, que nous désignerons par a, b, c, reposent et appuient par leur poids 

 et par celui de leur monture sur le papier. Par le moyen de leur monture, ces tiges peuvent 

 être mises en communication avec le pôle négatif de la pile P. 



On voit que, par cette disposition, chacune des pointes a, b, c, tracera une ligne bleue 

 sur la bande de papier toutes les fois que le circuit sera fermé dans le trajet du pôle négatif P 

 à cette pointe, sans que pour cela les autres pointes fonctionnent lorsque leur communica- 

 tion avec P est coupée. De plus, les pointes tracent toutes les trois ensemble si elles sont 

 simultanément en relation avec P, et l'expérience a fait voir que dans ce cas, pourvu que la 

 pression des pointes sur le papier soit suffisante, l'une d'elles n'influe pas sur l'intensité du 

 tracé des autres. 



La communication de la pointe b, ou pointe milieu, avec le pôle négatif de P passe par le 

 contact n du relais, de sorte que cette pointe divise le papier en secondes. Dans ce qui suit, 

 nous adopterons comme heure de la pendule, non pas le commencement des secondes tra- 

 cées par la pointe b, mais l'instant où le contact m ferme un circuit. Il résulte de là que si 

 on appelle t le retard du contact n sur le contact m , et s le retard du tracé sur -l'instant de 

 l'établissement du courant, le commencement du tracé n'a pas lieu à l'heure h du contact m, 

 mais à l'heure h 4- t -+- s. 



La tige test destinée à pointer les observations faites à l'Observatoire. Pour cela, elle peut, 

 parle moyen d'un interrupteur que l'observateur tient dans sa main, être mise en relation 

 avec le pôle négatif de P. Si un même plan vertical perpendiculaire au sens de déroulement du 

 papier ne renferme pas à la fois les tiges b et c, le pointé fait par la tige c dans le même temps 

 que celui de la tige b, présentera sur la bande de papier une avance que nous appellerons r. 

 Si donc p est la lecture faite sur la bande de papier de l'heure d'un passage pointé par la 

 tige c, p 4- r -+- t sera l'heure observée du passage rapporté à l'instant de l'établissement du 

 courant par le contact m {s a disparu de cette expression comme commune aux deux pointés). 



r+ t est inconnu, mais on peut le déterminer facilement. 11 suffit pour cela, dans un 



