( 254) 

 » Les choses en étaient là lorsque je reçus à la fin du mois "de mars der- 

 nier, de M. G. Svanberg, directeur de l'Observatoire d'Upsal, une Lettre con- 

 tenant un Mémoire deM. R. Thalén, relatif à la détermination des longitudes. 

 Dans ce Mémoire, fort intéressant, et dont je demande à l'Académie de 

 placer un extrait dans le présent numéro des Comptes rendus (voir p. 282), 

 M. Thalén, qui sans doute avait eu de son côté la même pensée que M. Fave, 

 se propose de la mettre en pratique entre Upsal et Stockholm. La méthode 

 de M. Thalén consistant, comme on le verra par son Mémoire, en une dé- 

 termination de l'état relatif des pendules des observatoires par l'emploi des 

 coïncidences, diffère essentiellement de celle, que nous avons suivie à l'Ob- 

 servatoire de Paris. 



instant où l'on n'observe pas, d'établir momentanément à l'aide d'un commutateur une com- 

 munication passant par le contact m , entre c et le pôle négatif P. La tige c pointe alors la 

 seconde sous l'influence du contact m, en même temps que b continue de la pointer sous l'in- 

 fluence du contact n , de sorte que les deux pointés diffèrent alors précisément de r-f- t. 



En ajoutant à p la valeur de r-h t ainsi obtenue, on a l'heure observée a du passage à la 

 lunette de l'Observatoire rapportée au contact m de la pendule. 



La tige a est destinée à pointer les observations de la 1" station. Mais, dans les chrono- 

 graphes électrochimiques, comme dans les chronographes à pointes, un courant venant 

 d'une grande distance est trop affaibli pour pouvoir pointer directement, et il faut avoir re- 

 cours à un relais, de sorte que l'appareil est disposé de la manière suivante: 



A la 2 e station est une forte pileP' dont le pôle positif est à la terre. Le pôle négatif peut être 

 mis en communication avec la ligne télégraphique venant à l'Observatoire par l'intermédiaire 

 d'un interrupteur placé à la disposition de l'observateur de la station. Le courant fait alors 

 battre un relais S qui établit une communication entre le pôle négatif de P et la tige a, de 

 sorte que cette tige trace quand l'observateur de la station ferme son circuit. 



Soient s le temps employé par l'électricité à venir de la station au relais S, p le retard du 

 relais S sous l'influence du courant de la pile P', r' l'avance de la pointe a sur la pointe b, 

 p' la lecture faite sur la bande de l'heure d'un passage pointé par a, p' -4- / 4- t — p — e 

 sera l'heure du passage à la lunette de la station rapportée toujours au même contact m pris 

 pour heure de la pendule. 



r 1 ■+■ t — p est inconnu, mais on peut l'éliminer de la manière suivante : 



Si de temps en temps, à des heures convenues d'avance, l'observateur de la station met pen- 

 dant un instant le pôle négatif de sa pile P' en communication permanente avec la ligne, et 

 si, en même temps, à l'Observatoire, au lieu d'envoyer directement, comme pendant les ob- 

 servations, le courant venant de la station dans le relais S, on le fait passer au moyen d'un 

 commutateur par le contact m du la pendule pour venir ensuite à ce relais, le relais S battra 

 la seconde, et par suite la pointe a pointera la seconde sur la bande de papier, sans que pour 

 cela b cesse de la pointer. Or le relais S aura toujours le même retard que pendant les ob- 

 servations, puisque ce sera le même courant de la station qui le fera marcher, et, par consé- 

 quent, les tracés des deux pointes différeront précisément de /-ht — ji — s', s' étant le temps 

 employé par l'électricité pour venir de la station. Au premier abord, s' paraît devoir être 

 égal à s, puisque l'électricité vient de la station, soit que l'observateur ou la pendule pointe, 



