( 5ao ) 



ladies du poumon et du cœur. Les méthodes dont ils ont fait usage ne se 

 sont jamais répandues en France ; et, sans doute, si la pneumatométrie (je 

 substituerai cette expression, formée de deux racines grecques, à celle de 

 spirométrie, qui est généralement usitée et qui, composée d'un mot latin et 

 d'un mot grec, est trop irrégulière pour être conservée), si, dis-je, la pneu- 

 matométrie n'a pas pris rang dans la pratique générale, c'est que les gazo- 

 mètres dont on s'est servi jusqu'à présent sont fragiles, volumineux et d'un 

 usage incommode dans un cabinet de médecin comme dans une salle d'hô- 

 pital . 



» Ces inconvénients ont disparu en grande partie par l'emploi du comp- 

 teur à gaz. Toutefois le compteur à expérience que l'on trouve dans le com- 

 merce, et dont je me suis servi dans le principe, est loin de réunir toutes 

 les conditions qu'en exige la pratique. Il est d'un poids et d'un volume qui 

 en rendent le transport difficile ; il a des mécanismes et des cadrans destinés 

 a indiquer les décalitres, les hectolitres, les kilolitres et les myrialitres, dont 

 la connaissance est inutile pour la mesure de la respiration; cette compli- 

 cation en rend le prix très-élevé ; enfin les litres y étant subdivisés en soixan- 

 tièmes, on ne peut à son aide connaître le nombre des centilitres qu'à l'aide 

 d'un calcul. 



» J'ai réussi à faire disparaître ces imperfections, en faisant construire le 

 pneumatomètre que j'ai l'honneur de placer sous vos yeux, et qui a été 

 fabriqué par M. Shlotefield, rue Pétrelle, i5, à Paris. Comme les montres, 

 cet instrument n'a qu'un seul cadran, sur lequel marchent deux aiguilles; 

 la plus petite indique les litres, et la plus grande les centilitres; son volume 

 n'excède pas 2 5 centimètres dans ses plus grandes dimensions, et son poids, 

 lorsqu'il ne contient pas d'eau, est à peine de i kilogramme. Ces modifi- 

 cations le rendent facilement portatif; elles en réduisent le prix des deux 

 tiers, et permettent de déterminer, par une simple inspection, le nombre 

 de centilitres d'air qui l'ont traversé. 



» Il ne faut pas attendre, de l'usage du pneumatomètre, des indications 

 analogues à celles que fournit le stéthoscope, la diminution de l'air ex- 

 piré, dans quelque proportion qu'elle ait lieu, ne peut indiquer ni le siège, 

 ni la nature des lésions pulmonaires : elle se borne à donner un renseigne- 

 ment important sur les changements qu'a subis la fonction respiratoire. 

 C'est un réactif fonctionnant, si l'on peut dire ainsi, ce n'est pas un réactif 

 anatomique; son emploi démontre que, dans toute lésion des voies res- 

 piratoires, la quantité d'air mise en circulation diminue, et que cette dimi- 

 nution peut être telle, que le maximum de l'air rejeté après une inspiration 



