îons dans les conduits auditifs en rapprochant la branche mobile et en 

 plaçant les deux curseurs sur les divisions correspondantes des branches du 

 châssis. Puis on abaisse la règle dont l'ouverture laisse passer les os du nez 

 et qui n'est arrêtée que par le point le plus saillant du front, et, en abaissant 

 à son tour l'alidade, on lit sur le cercle gradué l'angle formé par les deux 

 règles avec le plan du châssis. On voit que c'est bien là l'angle facial de 

 Cuvieret de Geoffroy; seulement il est pris à partir du bord alvéolaire du 

 maxillaire supérieur, au lieu d'être pris à partir du tranchant des incisives. 



» Par l'invention de son goniomètre, M. Morton rendit à la science an- 

 thropologique un service vraiment signalé. Dès ce moment, on put prendre 

 l'angle facial avec une exactitude et une sûreté suffisantes, et aussi avec une 

 rapidité qui permettait de faire entrer cette mensuration dans la pratique 

 journalière. 



» Cependant cet instrument est loin d'être à l'abri de tout reproche. 

 L'indépendance de l'alidade, de la règle mobile et du curseur, qui repré- 

 sentent un même plan, est évidemment un défaut dont les inconvénients 

 s'accroissent par suite du peu de solidité de la traverse servant de base au 

 châssis. En outre, par suite de la disposition de la règle mobile, l'instru- 

 ment ne peut s'appliquer aux têtes d'animaux : sur la tête humaine elle- 

 même, il ne permet de mener la ligne faciale que par le point le plus saillant 

 du front. Or des recherches fort intéressantes à tous égards, fort importantes 

 au point de vue anthropologique et dues à M. Serres, ont montré que l'éten- 

 due et la capacité des sinus frontaux est tellement variable dans une même 

 race et d'un individu à l'autre, qu'il faut souvent mener cette ligne par un 

 point placé bien en arrière de celui où est forcément arrêtée la règle de 

 Morton. Enfin le goniomètre américain ne saurait être appliqué sur des 

 têtes de fœtus sans substituer des pièces spéciales à celles qui le composent 

 habituellement.- 



» M. le D r Jacquart, qui remplit depuis plusieurs années auprès de la 

 chaire d'anthropologie les fonctions d'aide-naturaliste, crut pouvoir remé- 

 dier à ces graves défauts, ainsi qu'à d'autres que je passe sous silence pour 

 abréger. Disons dès à présent qu'il a, selon nous, réussi complètement, 

 et que son goniomètre facial, incontestablement très-supérieur à celui de 

 Morton, paraît devoir répondre à tout ce qu'on peutjattendre d'un pareil 

 instrument. 



» M. Jacquart a emprunté à l'anthropologiste américain l'idée générale 

 du châssis incomplet représentant le plan horizontal et des pièces mobiles 

 formant le plan facial. Les curseurs à tourillon sont encore disposés ici d'une 

 manière à peu près pareille. Seulement M. Jacquart a construit son appareil 



