( 9 2 ° ) 

 grosse tourmaline; ces nombres expriment en secondes les intervalles de 

 temps écoulés entre les décharges successives de l'électroscope : a3, 39, 



2 9> 2 9' 2 9> 2 9> 2 9> 2 9> 2 9> 2 9> 2 9> 3o > 3o > 3l > 32 i 3 4, 3 4, 33 , 35, 36, 

 /(2, etc. « 



physique appliquée. — Note sur le diahétometre , appareil destiné à mesurer 

 le sucre dans les urines diabétiques ; par M. E. Robiquet. (Extrait.) 



« Les indications que donne le polarimètre de M. Biot sont, chacun le 

 sait, d'une irréprochable précision ; elles exigent toutefois pour se réaliser 

 des conditions absolues auxquelles un savant ayant tout son loisir peut seul 

 se plier. Aussi est-il arrivé que, dans la pratique médicale et l'industrie, on 

 s'est bientôt trouvé dans la nécessité de chercher tous les moyens de tourner 

 la difficulté, car il s'agissait de pouvoir faire les observations à toute heure 

 du jour, avec la lumière du ciel quelle qu'elle soit, ou bien avec une lumière 

 artificielle. C'est dans ce but que MM. Soleil et Duboscq ont construit leur 

 saccharimètre. Le prix de l'instrument est malheureusement très-élevé. 

 C'est ce qui m'a engagé à rechercher s'il ne serait pas possible de le rendre 

 plus abordable en restreignant sa destination à la recherche analytique 

 d'une seule variété de sucre, le sucre de diabète par exemple. 



» Voici la disposition que j'ai adoptée pour ['instrument que je soumets 

 au jugement de l'Académie, et auquel j'ai donné, à cause de son but spé- 

 cial, le nom de diabétoinèlre. 



» Les pièces principales sont : deux prismes deNichol; une lame de quartz 

 double, à la fois lévogyre et dextrogyre, ayant une épaisseur de 7' um ,5o et 

 taillée perpendiculairement à l'axe; enfin une loupe servant à fixer la vi- 

 sion. Le centre de l'appareil est occupé par un tube de 20 centimètres de 

 longueur, terminé par des plans de glace mince à faces parallèles ; il est 

 destiné à contenir la liqueur diabétique. Le premier prisme sert de polari- 

 séùr et ne laisse passer que l'image extraordinaire ; le second fait fonction 

 d'analyseur. La plaque de quartz à double rotation a été choisie d'une 

 épaisseur de 7 mra ,5o parce que, dans cette condition, elle donne une teinte 

 bleue-verdâtre très-sensible et ayant l'avantage d'être complémentaire des 

 rayons rouges qui existent toujours en si grande quantité dans les lumières 

 artificielles. Avec une épaisseur de o, mm ,725, j'aurais bien obtenu une teinte 

 plus franchement verte et exactement complémentaire du rouge, mais j'ai 

 du bientôt l'abandonner à cause de son peu de sensibilité. Quant à la 

 loupe, elle est placée entre l'analyseur et la plaque de quartz, de manière 



