( 984 ) 

 observer, on cherche quel est l'azimut de l'analyseur du système repro- 

 ducteur de la teinte, pour lequel cette teinte se rapproche le plus de celle 

 de l'autre image; on ramène celle-ci à une intensité sensiblement égale à la 

 première par une rotation convenable de l'analyseur qui lui correspond; la 

 différence de teinte, si elle existe, est alors plus apparente et on la corrige, 

 soit en faisant varier l'azimut de l'analyseur de l'autre système, soit en fai- 

 sant varier légèrement l'inclinaison de la lame mince, afin de compenser 

 l'excès de lumière verte ou violette qui se trouve dans la teinte primitive. 

 Cette comparaison, avec un peu d'habitude, se fait avec une extrême fa- 

 cilité. 



-> Au moyen de ces deux angles donnés par l'observation et des épais- 

 seurs connues des lames de quartz, on peut déterminer ce que j'appellerai 

 Y état cyanométrique d'un point du ciel, c'est-à-dire le rapport de la quan- 

 tité de lumière bleue à celle de lumière blanche dont le mélange produirait, 

 pour l'oeil, la teinte observée. De l'épaisseur de la lame de quart», on dé- 

 duira, comme l'a enseigné M. biot, la rotation des plans de polarisation re- 

 latifs aux rayons des teintes principales du spectre; on connaîtra par consé- 

 quent les inclinaisons de l'axe de la lame mince sur chacun de ces plans; 

 on calculera les intensités correspondantes de la lumière émergente au 

 moyen de l'une des formules de Fresnel, qui se rapportent aux lames minces 

 cristallisées. Enfin, on appliquera à ces valeurs la règle de Newton, réduite 

 en formules par M. Biot, ce qui permettra de déterminer la nature de la 

 teinte et son intensité comparative. 



» Pour éviter les calculs de chaque observation, il sera commode de 

 construire des Tables à double entrée renfermant les états cyanométriques 

 correspondants aux azimuts observés. En publiant les résultats comparés 

 fournis par le polarimètre et le cyanomètre, je donnerai tous les détails de 

 ces calculs et j'insisterai sur la partie historique de la cyanométrie, que, 

 faute d'espace, je suis obligé de passer ici sous silence. 



» Quant à la manière de déterminer l'origine des angles, elle est fort sim- 

 ple : avant d'opérer, on rabat l'écran pour livrer un passage direct à la lu- 

 mière; on enlève les lames de quartz et on note l'azimut, auquel corres- 

 pond l'extinction du faisceau polarisé du système reproducteur de la teinte, 

 en le pointant sur une partie du ciel vivement éclairée ; on l'obtient facile- 

 ment à une ou deux minutes près. On replace la lame mince et on la fait 

 tourner au moyen de l'alidade jusqu'à ce que l'extinction de la lumière ait 

 lieu de nouveau ; dans cette position, l'axe de la lame est parallèle à la section 

 principale du polariseur. 



