(76) 



» Les instruments employés étaient des boussoles de Gambey. 



» Pendant les diverses déterminations absolues, les indications d'instru- 

 ments de variation (déclinaison, inclinaison et force horizontale) ont été 

 suivies régulièrement à l'Observatoire. Les valeurs des divisions de tous ces 

 instruments et les corrections dépendantes de la température des aiguilles 

 ont été mesurées avec un grand soin. 



» Dans chacune des stations le méridien astronomique a été, par une trian- 

 gulation, déduit de celui de l'Observatoire. Dans l'enceinte même de l'Ob- 

 servatoire, on s'est servi du cercle de Gambey comme d'un collimateur, et 

 l'on a ensuite déterminé, à l'aide d'observations astronomiques, la situation 

 de cet instrument par rapport au méridien. 



» Les courants d'air pouvant influer sur la situation de l'aiguille, les ob- 

 servations ont été faites sous une tente que nous a donnée M. le Maréchal 

 Vaillant. 



» L'ensemble de ces opérations, rapportées à l'aide des instruments de 

 variation au même instant, savoir le 7 septembre à a h 3o m du soir, a donné 

 les résultats suivants : 



Résultat déduit des quatre stations extérieures 



Pavillon ouest ' 



Pavillon central 



Enceinte de l'Ob- J Nouveau pavillon magnétique 



servatoire J Pavillon est 



Station placée à 20 mètres de la face 

 sud de l'Observatoire 



Déclinaison. 



1 9" 57' 45" 

 20 . o . 6 



20. 4- 2 4 



20. 5.53 

 20. 6.22 



20. 18 27 



Inclinaison. 



66° 3o' 6" 

 66.29.4 

 66.24.3 

 66.29.3 

 66 . 29 . o 



66.i5.8 



» Au moyen des inclinaisons observées dans chaque station, MM. Goujon 

 et Liais ont calculé les intensités totales résultant des intensités horizontales. 

 La comparaison des déterminations faites à l'Observatoire et aux environs 

 de Paris a montré que l'intensité est trop faible, savoir : 



Au pavillon de l'ouest, de o,oo328 de sa valeur. 



Au pavillon central, de 0,00147 ' 



Au cabinet magnétique (pilier du magnétomètre bifilaire), de o ,0023 1 » 



Au cabinet magnétique ( pilier du magnétomètre de force 



verticale), de 0,00226 » 



A 20 mètres de la face sud du bâtiment, de o,oo5i4 » 



» En résumé, les conclusions à tirer du travail de MM. Goujon et Liais 

 sont les suivantes : 



» i°. Tant que les grandes masses de fer existant à l'Observatoire et dans 



