( 5 9 5) 

 pluviométrique annuelle, qui à Paris n'a pas dépassé 236 millimètres dans 

 ces trente-cinq années, a atteint à Montpellier 764 millimètres. En prenant un 

 plus grand nombre d'années, je trouve des écarts encore plus considérables, 

 puisqu'en i85o il n'est tombé que 289 millimètres d'eau, et en i853, 

 1278 millimètres : différence, 989 millimètres. Ces chiffres montrent que la 

 quantité annuelle de pluie est infiniment plus variable dans le midi que dans 

 le nord de la France. » 



physique appliquée. — Note sur un nouveau système d'horloge électrique se 

 réglant elle-même a" après la marche du soleil; par M. Th. du Moncel. 



« Le prix élevé des régulateurs chronométriques et la difficulté de régler 

 les horloges dans les lieux où ces régulateurs manquent, m'ont fait recher- 

 cher le moyen d'obtenir de la part d'une horloge ordinaire une régularisa- 

 tion basée sur la marche du soleil. En un mot, j'ai cherché à combiner les 

 indications du cadran solaire avec celles d'une horloge ordinaire. 



» Pour résoudre ce problème, plusieurs conditions étaient indispensables 

 à réaliser. Il fallait : i° que l'action solaire à un moment donné pût exercer- 

 un effet électrique assez énergique pour réagir sur un mécanisme d'horlo- 

 gerie; 2 que le système employé pour traduire électriquement l'influence 

 solaire pût être dans les mêmes conditions par tous les temps ; 3° que le 

 système électrique pût réagir sur les aiguilles de l'horloge seulement, sans 

 troubler la marche du mécanisme; 4° q ue l'appareil fût d'une construc- 

 tion assez simple pour être économique et facilement applicable. 



» Voici comment j'ai résolu le problème : 



» J'ai placé l'un à côté de l'autre, sur une même planche, deux thermo- 

 mètres à tube ouvert, réglés le plus exactement possible, l'un par rapport à 

 l'autre. L'un de ces thermomètres est construit comme celui que j'ai employé 

 pour mon régulateur de chaleur, et porte un flotteur en verre, auquel est 

 attaché un fil de platine. Ce fil, après s'être recourbé deux fois à angle droit, 

 présente son extrémité libre au même niveau que le mercure du thermo- 

 mètre ; toutefois il est soutenu par un contre-poids attaché à l'extrémité d'un 

 fil de soie enroulé sur une poulie. 



» Le second thermomètre, de même diamètre que le précédent, est placé 

 de manière que l'extrémité libre du fil de platine, dont nous venons de 

 parler, puisse s'enfoncer dans son tube et que le niveau du mercure soit le 

 même dans les deux thermomètres ; enfin un fil de platine soudé dans les 



79- 



