(5 9 6 ) 

 boules de ces thermomètres permet d'établir une liaison électrique avec le 

 mercure qu'ils contiennent. 



» En face de la boule oblongue du second thermomètre, que nous ap- 

 pellerons transmetteur, se trouve fixée, sous un angle convenable, une len- 

 tille à court foyer, et l'appareil entier se trouve exposé au midi, de manière 

 que le plan conduit par la ligne focale de la lentille et l'axe du thermo- 

 mètre correspondant se trouve exactement dans le plan du méridien. 



» Tel est l'appareil destiné à réagir sur l'organe électrique de l'horloge. 

 Pour en comprendre le jeu, il suffit d'observer que chaque jour, à midi, les 

 rayons du soleil étant concentrés sur la boule du thermomètre transmetteur 

 en dilatent considérablement le mercure, et celui-ci, en rencontrant alors 

 le fil de platine porté par l'autre thermomètre, peut fermer un courant 

 électrique à travers un électro-aimant. On conçoit seulement que pour 

 éviter toutes causes de perturbation, il est essentiel de cacher les boules 

 des deux thermomètres et de ne laisser devant chacune d'elles qu'une étroite 

 rainure correspondant pour le thermomètre transmetteur au plan de la 

 ligne focale de la lentille. 11 faut, de même, que l'extrémité du fil de platine 

 soit raccourcie d'une quantité suffisante, pour que les petites variations |qui 

 pourraient exister dans la marche des deux thermomètres n'aient pas pour 

 effet de produire une fermeture anormale du courant. 



» Le mécanisme électromagnétique, au moyen duquel les aiguilles de 

 l'horloge se trouvent chaque jour rappelées, à midi, sous l'influence d'une 

 fermeture du courant, consiste dans un électro-aimant placé au-dessus 

 de l'horloge, et dont l'armature porte un levier à double fourchette, 

 mis à cheval sur les deux axes des aiguilles. Celles-ci sont montées 

 sur leurs axes, comme la tête des clefs de montre Bréguet (à rochet); 

 seulement les rochets sont dentés beaucoup plus finement. En outre, ces 

 aiguilles sont munies de contre-poids assez lourds pour qu'étant aban- 

 données à elles-mêmes, elles puissent être rappelées suivant la verticale. 



» Quand l'appareil ne fonctionne pas, le levier à fourchette sollicité par 

 le ressort antagoniste de l'armature appuie l'un contre l'autre les rochets 

 des aiguilles de l'horloge, et celles-ci marchent sous l'influence du mouve- 

 ment d'horlogerie; mais aussitôt que le courant est fermé, les fourchettes 

 de l'électro-aimant déjoignent ces rochets, et les contre-poids entraînent les 

 aiguilles suivant la verticale. En ce moment un rhéotome coupe le courant 

 à travers l'électro-aimant, et la marche de l'horloge se continue comme à 

 l'ordinaire. 



» Pour obtenir le temps moyen d'après les indications d'une horloge 



