(75*) 

 possible par rapport à la pesanteur. Or il ne faut pas tendre à ce résultat 

 par un accroissement de longueur du barreau, accroissement qui ne se 

 ferait pas, au reste, sans augmentation de poids, et qui, en écartant les pôles, 

 aurait l'inconvénient d'augmenter les influences réciproques des barreaux 

 des divers instruments. 



» Le barreau étant creux, on en a fait une lunette collimateur. Il porte à 

 l'une de ses extrémités, au sud, une lentille ; à l'autre, au nord, une échelle 

 horizontale divisée. Cette échelle est au foyer principal de la lentille. Les 

 rayons qui en émanent sortent parallèles, de sorte que l'échelle est visible 

 avec le théodolite et observable avec la même position du réticule que 

 quand on vise à la polaire ou au cercle de Fortin. 



» Ainsi donc, pour obtenir une déclinaison absolue, il suffit, après avoir 

 visé au cercle de Fortin avec le théodolite, de viser au zéro de l'échelle du 

 barreau aimanté, puis de renverser ce barreau à cause de l'angle entre l'axe 

 optique et l'axe magnétique, de viser une seconde fois, et de prendre la 

 moyenne des deux lectures. Au reste, il n'est pas nécessaire de renverser le 

 barreau chaque fois. Ayant obtenu l'angle entre l'axe optique et l'axe ma- 

 gnétique par une observation, on peut corriger les observations à une seule 

 lecture à l'aide de cette valeur, et l'on n'a plus à opérer de retournement 

 que de temps en temps pour juger de la constance de l'angle formé par 

 l'axe optique et l'axe magnétique. 



» Les mouvements du théodolite sur son pilier ont permis de rendre 

 fixe le centre de la boussole. Le faisceau de suspension a i mètres de lon- 

 gueur : on sait que le couple de torsion est en raison inverse de cette lon- 

 gueur. Le cercle de torsion est muni d'un vernier et donne les minutes. Il 

 est supporté par un système de colonnes en cuivre. Le faisceau traverse un 

 tube de verre, et la boussole est renfermée dans une boîte octogone formée 

 par des glaces à renversement. Des lames de cuivre sont disposées au-dessus 

 et au-dessous du barreau pour réduire l'amplitude des oscillations et facili- 

 ter par là les observations directes, et surtout le tracé photographique. Un 

 barreau de cuivre collimateur peut être substitué au barreau de fer pour 

 anéantir la torsion. 



» Le tracé photographique s'opère de la manière suivante. Le barreau 

 supporte un miroir concave en métal qui se meut avec lui. A 65 centimètres 

 de ce miroir se trouve un bec de gaz dont la cheminée présente une fente 

 verticale du côté du miroir. Les rayons émanés de cette fente et réfléchis 

 par le miroir forment à 3 mètres du miroir, au foyer conjugué, une image 



