( 754) 

 diverses lectures da cercle de torsion, on en peut déduire l'angle de torsion 

 nécessaire pour amener l'axe magnétique dans le plan perpendiculaire au 

 méridien magnétique. Connaissant alors le poids de l'appareil, l'écartement 

 des crochets de suspension et la longueur du faisceau, on a, en fonction de 

 la pesanteur, la valeur du couple de torsion qui fait équilibre au couple 

 magnétique : ce dernier couple a pour mesure le produit du moment ma- 

 gnétique du barreau par la force horizontale du globe. Si alors on dévie, 

 suivant la méthode de Gauss, la boussole de déclinaison avec le barreau 

 bifilaire, pour en déduire le rapport du moment magnétique de ce barreau 

 à la force du globe, on a les éléments nécessaires pour obtenir la mesure de 

 la force horizontale du globe. Cette opération a été faite le 21 mars dernier, 

 entre 4 et 5 heures du soir, par M. Liais. Il a trouvé 1 ,8g44> en unités mé- 

 triques, pour la force horizontale magnétique du globe à cette époque. 



» Les faisceaux de suspension du magnétomètre bifilaire sont renfermés 

 dans un tube de verre ; ils ont un mètre de longueur. Le barreau est ren- 

 fermé dans une boîte octogone en glace, semblable à celle de la boussole 

 de déclinaison. Le barreau est également placé entre deux planches de 

 cuivre et porte, pour l'enregistrement photographique, un miroir concave 

 en tout semblable à celui de la boussole de déclinaison. 



» Le moment magnétique d'un barreau aimanté changeant avec !a 

 température, et la situation du barreau dépendant du produit de ce mo- 

 ment magnétique par la force du globe, il en résulterait la nécessité de 

 corriger les courbes des influences de la température, point par point, si 

 l'on n'avait compensé l'instrument contre les effets de la chaleur. M. Brooke 

 a obtenu cette compensation en faisant varier le couple de torsion, sous l'in- 

 fluence de la température, dans le même rapport que le magnétisme du 

 barreau dont les variations ont été préalablement déterminées par expé- 

 rience. Il a suffi pour cela de faire en sorte que les deux crochets de 

 suspension se rapprochent quand la température s'élève, effet que l'on a 

 obtenu par l'inégalité de dilatation du verre et du zinc. L'instrument peut 

 à volonté fonctionner avec ou sans la compensation. 



a Le magnétomètre de force verticale est placé à l'est du pavillon. 11 

 consiste en un barreau collimateur semblable (1) à ceux des deux autres 



(1) Les trois barreaux sont semblables afin de pouvoir être substitués l'un à l'autre 

 dans les trois instruments, pour les comparer, et déterminer dans la suspension de la 

 boussole de déclinaison la situation des axes magnétiques par rapport aux axes optiques. 



