( .i86) 



l'étude de l'organe de la vue excusera peut-être l'empressement avec lequel 

 j'ai envoyé cette courte Note à l'Académie. 



» A une époque très-prochaine je communiquerai dans un Mémoire plus 

 détaillé les résultats que j'ai obtenus sur la circulation dans les canaux 

 veineux et artériels dans l'iris depuis son bord pupillaire jusqu'à sa grande 

 circonférence; sur l'état de ces vaisseaux suivant la constriction et la dila- 

 tation de la pupille ; sur les canaux veineux et artériels du corps ciliaire et 

 de la membrane choroïde. » 



physique. — Note sur la construction du baromètre et Vébullition du 

 mercure dans le vide; par M. Taupesot. 



« Pour bien purger d'air un tube barométrique, il faut que le mercure 

 soit maintenu en ébullition pendant quelques minutes sur toute la longueur 

 du tube. Dans la méthode ordinaire, décrite aujourd'hui encore dans tous 

 les traités de physique, on recommande avec raison de fractionner l'opéra- 

 tion en trois parties. On fait bouillir un premier tiers, puis un second, et 

 l'on remplit avec du mercure bouilli. L'opération est longue, et il y a un in- 

 convénient à ne pas faire bouillir le dernier tiers comme les deux autres. La 

 couche d'air, adhérente au verre, peut donner des bulles qui, après quelque 

 temps, par suite des secousses imprimées à l'instrument, arrivent jusque 

 dans la chambre barométrique. En outre, l'ébullition du premier et du se- 

 cond tiers demande assez de précaution pour peu que le verre soit épais et 

 d'un faible diamètre intérieur. La haute température à laquelle il faut porter 

 le verre, les fortes oscillations de la colonne mercurielle qui passe sur des 

 parties ou plus chaudes ou plus froides, déterminent souvent la rupture du 

 tube. Les éprouvettes de machine pneumatique présentent surtout de gran- 

 des difficultés sous ce rapport. 



» Tous ces inconvénients disparaissent, ou sont au moins grandement 

 diminués, si l'on fait le vide sur le mercure pendant l'ébullition. Avec cette 

 précaution, il n'est plus besoin de scinder l'opération en trois parties : on 

 peut remplir entièrement le tube, et si l'on veut faire bouillir jusqu'à l'ori- 

 fice même, ce qui est une bonne précaution et n'allonge que très-peu l'opé- 

 ration, on prend un tube ayant 10 à i5 centimètres en plus de la longueur 

 habituelle; on le façonne à la lampe si cela est nécessaire, par exemple si 

 on le destine à une cuvette de Fortin, et l'on pratique un ou deux étran- 

 glements dans la partie supplémentaire de 10 à i5 centimètres, qui doit être 

 coupée plus tard. Cette précaution, qui n'est pas d'ailleurs indispensable, 

 a pour but de gêner les oscillations du mercure quand on arrive à faire 

 bouillir les portions supérieures. 



